KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAE. BAND 24. N:0 II. 



13 



Kr. 1. 



professor Ekmans arbete, ') men figuren visar äfven en förbättring å apparaten, som för 

 vår expeditions ändamål uppfanns af ingeniör R. Ekman. Ursprungligen förutsätter turbin- 

 vattenhemtaren, som icke är värmeisolerande och alltså icke kan bibehålla det upptagna 

 vattenprofvet vid dess temperatur in situ, att en särskild apparat med sjelfverkande om- 

 vändningsmekanism, innehållande NEGRETTi-ZAMBEA-thermometern, najas fast vid brons- 

 linan jemte sjelfva turbinapparaten. Det gälde nu att förenkla denna anordning så, att 

 turbinen i sjelfva vattenhemtaren samtidigt med att den tillslöt appa- 

 raten, äfven vände om N-Z.-thermometern. Denna uppgift löste herr 

 Ekman genom den anordning som figuren visar. Thermometern är 

 upphängd i en messingshylsa a å en axel, som hvilar i lager å ett 

 stämgaffelformigt stativ h anbragt centralt å sjelfva vattenhemtaren. 

 Genom en spänd fjeder och spärrhake hålles thermometerhylsan med 

 instrumentet i normal (upprat) ställning under nedhalningen och 

 äfven under upphalningen, så länge tills dess turbinen löpt ut sina 

 hvarf och apparaten slutes genom mantelns lösgörande och ned- 

 fallande. Det är lätt att se af figuren, att den nedfallande manteln 

 äfven måste lösgöra thermometerns spärrhake, hvarpå fjedern tvingar 

 hylsan a att rotera ett hälft hvarf ^) och sålunda omvända N-Z.- 

 thermometern. I en och samma apparat utföres alltså medelst en 

 och samma automatiskt verkande mekanism (turbininrättningen) så- 

 väl proftagningen som bestämningen af vattnets temperatur in situ. 



Ingen enda djuplodning med denna apparat förfelades under 

 exjjeditionen. ^^i anse att Ekmans turbin-vattenhemtare med den här 

 beskiifna förbättringen är det förnämsta instrument man f. n. känner 

 för proftagning å stora djup. 



Samtidigt med att en af observatörerna, biträdd af fartygets 

 manskap vid ångwinchen och blocken, arbetade med upptagning af 

 vattenprof från 200 m. djup och mera medelst turbin-vattenhemta- 

 ren, verkstälde en annan proftagning å mindre djup medelst Ekmans 

 isolerande hämtare. Som öfvergångarne i vattnets salthalt och tem- 

 peratur inträffa mycket oftare i de öfre än i de djupare lagren, 

 hvilka äro vida mäktigare och likformigare i thermiskt och kemiskt 

 afseende, togos vattenprofven vanligen på följande sätt: 



Intill 100 m. ett prof för hvar 20:de meter, någon gång livar 

 10:de meter. 



Intill 200 m. ett prof för hvar 50:de meter. 



Intill 600 m. ett prof för hvar 100:de meter samt bottenprof. 

 Men härvid förekommo talrika undantag, i det tätare observationer 

 anstäldes, då vattnets temperatur vid två proftagningar visat någon 



1) Eesultateii af den Svenska hydrografiska expeditionen 1877, inlemuadt till K. V. A. i Stockholm till 

 tryckning i dess Handlingar för 1891. 



■^) Dervid faller åter spärrhaken in i spåret å hylsan och qvarhåller hylsan i den nya ställningen. Skulle 

 detta någon gång icke inträffa är fjederns kraft tillräcklig att hålla instrumentet i omvänd ställning. 



