KONGL. SV. VKT. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. 24. N:0 15. 



§ 2. Instriiineiite und Beobachtuiigsmethode. 



Die detaillivte Durchforschung von Spectra, welche wie diejenigen der Verbindungen 

 im Allgemeinen aus Hunderten öder Tausenden von Linien bestehen, ist wie leicht ersicht- 

 lich nur mit Hitlfe der Photographie möglich. In derselben Weise wie bei meinen Unter- 

 suchungen der Absorptionsspectra des Jods und des Broms habe ich daher auch im 

 vorliegenden Fall diese Methode benutzt. Anfangs wurde dabei der schon bei Gelegenheit 

 der letzteren Untersuchnng näher beschriebene grosse Gitterspectrograpli angewandt, später 

 aber wurden die Fernröhre desselben, -welche der Pulkowaer Sternwarte gehörten, durch 

 neue von Steinheil in Miuichen bezogene ersetzt. Die Objective dieser Fernröhre, welche 

 fiir die Strahlen D und H achromatisirt sind, haben bei einer Oeffnung von 85°"" eine 

 mittlere Brennweite von 1.6 Meter. An optischer Vollendung sind dieselben den alten 

 Fernröhren entschieden uberlegen, und dem entsprechend ist auch die Leistungsfähigkeit 

 des Apparats um ein namhaftes gesteigert worden. Da ferner beim Umbau des Instru- 

 ments verschiedene durch raehrjährige Erfahrung angezeigte Verbesserungen mit grossein 

 Geschick vom Mechaniker der Akademie Herrn Sörensen angebracht Avorden sind, so 

 diirfte dasselbe in seiner neuen Form wohl zu den vorzuglichsten seiner Art gerechnet 

 werden können. 



Wie schon bemerkt wurde das Spectrum mit Hiilfe des Voltabogens erzeugt. Der 

 vom Dynamo gelieferte Strora konnte bei etwa 60 Volt Spannung bis auf 15 Amperes 

 gesteigert Averden; gewöhnlich wurde jedoch eine Stromstärke von nur 6 — 8 Amperes benutzt. 

 Die directe Anwendung von Aluminiumpolen erwies sich aus dem Grunda nicht möglich, 

 weil der unmittelbar nach dem Stromschluss entstehende Oxyduberzug nicht nur den Ström 

 sofort unterbricht, sondern die Wiederherstellung desselben durch den Mechanisraus der 

 Lampe auch verhindert. Werden dagegen auf dicken Polspitzen von Kohle kleine Stucke 

 Aluminiumblech öder -Draht nach und nach in den Bogen eingefiihrt, so l^rennt derselbe 

 ungehindert fort und nian hat nur ab inid zu die zunehmende Kruste von Thonerde zu 

 entfernen uiad den Bogen mit einer neuen Quantität Aluminium zu speisen. Der Bogen 

 ist bei dieser Behandlung natiirlich wenig ruhig; da er aber in einein Abstand von etwa 

 V2 Meter vom Spalt entfernt steht, so erscheint das Spectrum im Allgemeinen in uniformer 

 Helligkeit, falls auf der Polspitze nur eine genugende Menge Aluminium vorhanden ist. 



Die von mir benntzte Bogenlampe ist eine Siemensche s. g. Bandlampe. Bei der- 

 selben ist der untere Pol fest und nur der obere beweglich, Avesshalb auch die ganze Lampe 

 in einem mit feiner verticaler Bewegung versehenen Gestell aufgehiingt ist, um eine genaue 

 Einstellung des Bogens in die Axe des CoUimators zu ermöglichen. Der Regulirungs- 

 mechanismus, welcher bei der vorliegenden Untersuchung allerdings wenig in Anwendung 

 kam, ist von sehr vorzliglicher Wirkung, nicht nur A\-enn wiq. zu Beleuchtungszwecken 

 reine Kohlenspitzen verln-annt, sondern auch -wenn dieselben durch leicht schweissbare 

 Metallpole wie z. B. aus Eisen ersetzt werden. Beim Schluss des Stromes beginnt nftmlich 

 znnächst der obere Pol sich zu senken; sowie aber der Contact mit dem unteren erfolgt 

 ist, springt er sofort wieder etwas in die Höhe und zwar so schnell, dass ein Zusammen- 

 schweissen der Polspitzen durch den sich bildenden Bogen unmöglich wird. In der That 



