KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAH. BAND. 24. N:u 15. 9 



identischer Behandlung einei* zweiten eine mehr öder weniger ausgeprägte Verschleierung 

 nicht vermeiden. In solchen Fallen ist das eiiizige Mittel um fiir die Messung brauchbare 

 Negative zu erhalten, die Exposition um ein erhebliches zu verlängern, damit eine ent- 

 sprechend raschere Entwickelung ermöglicht Avird. Da indessen schon bei Plätten, -welche 

 eine längere Entwickelung ohne Schleierbildung vertragen, wegen der geAvaltigen Disper- 

 sion in dieser Ordnung eine oft bis auf 15 — 20 Minuten gehende Exposition erforderlich 

 ist, so ist eine Verlängerung derselben auf das Doppelte öder mehr, wie es gelegentlich 

 die UrastSnde verlangten, ausserordentlich lästig. 



In der Hoffnung in dieser Beziehung giinstigere ^'erhältnisse zu erzielen, habe ich 

 statt des von mir gewöhnlich benutzten Eisenoxalatentwicklers verschiedene andere ver- 

 sucht, aber ohne nennenswerthen Erfolg. So z. B. wurden nach einander Eikonogen, Hydro- 

 chinon mit Pottasche und schliesslich Lainers^ Rapid-HydrochinonentAsickler mit gelbem 

 BlutlaugensaJz in Anwendung gebracht. Der letztere Entwickler, welcher in verschiedener 

 Weise modificirt wurde, ist gewiss von grosser, sogar viel zu grosser Schnelligkeit, jedoch 

 konnte ich wenigstens bei Edward's Plätten mit Hillfe desselben bedeutende Verschleierung 

 nicht vermeiden. Diese starke Neigung zum Schleier ist ohne Zweifel zum grossen Theil 

 dem Gehalt des Entwicklers an Kalihydrat zuzuschreiben, ^vie ich mich durch successive 

 Verminderung der Menge dieses Bestandstheils uberzeugen konnte. 



In Bezug auf das Korn der fertigen Negative haben dagegen diese Versuche zu 

 einem Resultat gefiihrt, welches wenigstens in Betreff der EDWAKDs-platten mit anderweitig 

 ausgesprochenen Behauptungen sich nicht in Einklang bringen lässt. Gewöhnlich Avird 

 nämlich angenommen, dass das Korn der Plätten einzig und allein durch die Beschaffenheit 

 der Emulsion bedingt, und vom Entwickler völlig unabhängig sei. Dies trifft in allén 

 Fallen ganz gewiss nicht zu. Von zwei Negativen, welche unter ganz gleichen Verhält- 

 nissen auf Plätten, die aus einer und derselben grösseren Scheibe geschnitten Avaren, auf- 

 genonimen und resp. mit Hydrochinon und Eisenoxalat hervorgerufen Avurden, zeigt die 

 Letztere ein bei Aveitem feineres Korn als die Erstere. Der Unterschied ist unter dem 

 Mikroskop ganz auffallend und tritt noch mehr hervor, Avenn die feineren Einzelheiten des 

 Spectrums im einen und anderen Falle genauer geraustert Averden. Aus diesem Grunde 

 bin ich Avieder auf die ausschliessliche Anwendung des Eisenoxalats zuriäckgegangen. 



§ 3. Ausmessuiig der Plätten und Ableitung der Wellenlängen. 



Zur Ausmessung der photographischen Negative des Spectrums ist dieselbe Theil- 

 maschine von Pekraux benutzt Avorden, Avelche mir neuerdings beira Studium des Absorp- 

 tionsspectrums des Broras gedient hat, und dessen nähere Beschrcibung in der betreffenden 

 Publication sich findet. Die dort abgeleiteten Correctionen Avegen periodischer Fehler der 

 Schraube habe ich indessen nicht erforderlich erachtet an die vorliegenden Messungen 

 anzubringen, Aveil dieselben im Allgemeinen den Betrag der Avahrscheinlichen Fehler nicht 



' EdbR: Photograpliische Corresp. 1891, p. 6. 

 (C. S?. Vet. Akad. Handl. Band. 24. N:o 15. 2 



