KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. I3AND. 24. N:0 15. 



11 



Mullers 

 Spectrimi. 



Fuctoren 

 III Oidn. 



Factoren abgeleitet au3 

 RowLANDs Noniiallinien. 



1 = 



/ = 



1 = 



/ = 



540.5 



3.547 



."iOT.e 



1.216 



542.5 



539 



.509.4 



206 



544.5 



528 



511.5 



198 



546.6 



560 



513.1 



194 



549.0 



533 



515.2 



188 



551.5 



532 



516.6 



180 



553. c 



526 



518.3 



176 



554,9 



532 



520.1 



170 



5ÖG.4 



53i 







558.0 



530 







560.0 



523 







562.5 



524 







563.9 



531 







565.1 



543 







566.7 



531 







568.2 



514 







570.0 



510 







Es bezeichiiet hier / den Werth eines Schraubenumgangs, ausgedruckt in Äng- 

 STRÖM'schen Einheiten fiir diejenigen Stellen im Spectrum, Avelche durch die in der ersten 

 und dritten Columne aufgefiihrten mittleren Wellenlängen bestimmt sind. Man sieht dass_ 

 z. B. der Factor in der Geajend / : 5460 ofienbar zu g-ross ist und statt 3. ,50 eher den 

 Werth 3.54 öder 3.5:!5 haben mlisste. Bei einer gemessenen Liniendistanz von 10'' ■wiirde 

 daraus in der Wellenlänge ein Fehler von mehr als O.v A. E., also etwa dem zehnfachen 

 Betrag des wahrscheinlichen Fehlers der Messungen resultiren. 



Wenn beim Aufstellen eines Wellenlängen-Catalogs nicht nur die Positionen der 

 Linien des untersuchten Spectrums, sondern ausserdem diejenigen der zum Vergleich be- 

 nutzten Normallinien des Sonnenspectrums gegeben werden, so ist es offenbar ziemlich 

 gleichgiiltig, welchem System diese Letzteren entnommen werden, da jede Correction, welche 

 denselben mögliclier Weise zukommt, dann ohne weiteres auf die abgeleiteten Linien direct 

 iibertragen werden känn. Die oben beriihrte etwas geringere relative Genauigkeit des 

 Potsdamer Systems wäre dalier an und fiir sich kein gentigender Grund fiir die voi'liegende 

 Untersuchung dies System durch das RowLAND'sche zu ersetzen, wenigstens so länge man 

 nicht ausserdem im Stande ist fiir das Letztere eine unzweifelhaft grössere absolute Genauig- 

 keit zu vindiciren. Nichtsdestoweniger habe ich nnch veranlasst geseheu meine Messungen 

 auf das RowLAND'sche System zu beziehen, und fur diesen Uebergang ist daher zunächst 

 der bestimmende Grund näher zu erörtern. 



Vergleicht man des Aussehen des Spectrums der Thonerde in der zweiten und 

 dritten Ordnung, so findet man sofort, dass erst in dieser letzteren Ordnung die iiber- 

 wältigende Masse feinen Details und die complicirte Structur des Spectrums zu voller 



