43 



Daarna houdt de heer V. J. Koningsbergen zijn 

 aangekondigde voordracht en demonstratie over : Een 

 nieuwe zelfregistreerende groeimeter. 



Hij doet aan de demonstratie van een zelfregistreerenden 

 groeimeter een mededeehng omtrent de constructie en het 

 doel van het toestel voorafgaan. 



Met de gebruikelijke afleesmethode, met behulp van het 

 horizontale mikroskoop, kan de groei niet in absolute 

 duisternis worden bestudeerd, en zijn waarnemingsfouten 

 niet uit te sluiten. Dezelfde methode is ten eenenmale 

 ongeschikt om den invloed van de zwaartekracht op den 

 groei na te gaan, daar metingen op de roteerende as van 

 den klinostaat b.v. onmogelijk zijn. Met het oog hierop 

 is een autograpisch toestel ontworpen, speciaal ingericht 

 voor groeimetingen bij kiemplanten, waarvan het principe 

 op het volgende neerkomt. 



De plant groeit tegen een fijn afgewerkte contact- 

 inrichting (platina punt boven gouden plaatje) en sluit, al 

 groeiende, een zeer zwakken electrischen stroom, die door 

 een spiegelgalvanometer wordt verraden. Deze galvano- 

 meter is op eenvoudige wijze als relais ingericht en sluit 

 een sterkeren stroom, die, via een ander relais, een electro- 

 magneet bereikt, aan den auxanometer aangebracht. Het 

 contact boven de plant is op een micrometerschroef ge- 

 monteerd en een uurwerk verstelt, door tusschenkomst van 

 den electromagneet, deze schroef zoo, dat het contact naar 

 verkiezing van den proefnemer, 5, 10 of meer [j- omhoog 

 gaat. De plant moet dus weer dezen afstand groeien, al- 

 vorens opnieuw contact wordt gemaakt. Intusschen heeft 

 de registratie, plaatselijk geheel onafhankelijk van den 

 auxanometer, als volgt plaats: een glazen pen, op een 

 wagentje gemonteerd, wordt door een electrisch uur- 

 werkje, dat met een secundenslinger is verbonden, met een 

 eenparige snelheid van 1 mM. per seconde langs een stil- 

 staanden trommel getrokken. Op het oogenblik, dat de plant 



