67 



an dem einen Ende eines doppelarmigen Hebels 

 drehbar befestigt ist und dadurch, gehoben wird, 

 dass der andere Hebelarm durch ein an einem 

 Drahtseile heruntergelassenes Laufgewicht nach 

 unten gedrückt wird. So wird die Flasche geöffnet 

 und das Wasser kann in dieselbe eintreten. Durch 

 einen zweiten Hebel wird eine Feder ausgelöst, 

 die den Pfropfenhalter wieder nach unten drückt, 

 wodurch die Flasche geschlossen wird. Auch die 

 Bewegung dieses Hebels geschieht durch ein Lauf- 

 gewicht. Eine genaue Beschreibung des Apparates 

 ist ohne Zeichnung nicht möglich. 



Sowohl das Leerpumpen (resp. Erwärmen) des 

 Glasgefässes, als das Zuschmelzen einer Glasröhre, 

 durch welche das Wasser in dasselbe eintritt, kommt 

 hier in Wegfall. 



Herr Dr. H. MehsteinerSt. Gallen weist einen selbst- 

 konstruierten Apparat zur gleichzeitigen Entnahme 

 von bakteriologischen Wasserprohen und Vornahme 

 von Temper aturhestimmung en bei Tiefsee -Unter- 

 suchungen vor. 



Der Apparat hat sich seit 12 Jahren bei regel- 

 mässigen Tiefseeuntersuchungen im Bodensee be- 

 währt. Er zeichnet sich durch leichte Transport- 

 fähigkeit und bequeme Handhabung aus. An 

 einem leichten brettchenförmigen eisernen Gestell 

 wird einerseits ein Negretti-Zambra-Tiefseethermo- 

 meter (mit Schiffschrauben-Kipp- Vorrichtung) an- 

 geschraubt, anderseits ein kleines sterilisiertes, in 

 eine zugeschmolzene Capillare ausgezogenes Kölb- 

 chen, verdünnte Luft enthaltend, mit einer Klemme 

 befestigt. Das Abschlagen der Capillare geschieht 



