— 249 — 



Simplontunnel hindurch. Es bietet sich zwar dabei 

 die Erschwerung, dass die Messungen im Dunkeln vor- 

 genommen werden müssen. Als Erleichterungen sind 

 dagegen zu bezeichnen: Unabhängigkeit der Messungen 

 von der Witterung, keine plötzlichen, nur allmälige 

 Änderungen in den Temperaturen, durch das Geleise 

 gegebene Richtung und konstante Neigung der Basis. 



2. Das Messverfahren mit Invar drahten. 



Das Verfahren der Messung einer Basis mittels 

 Invardrähten ist im allgemeinen das folgende : 



Man hat eine grössere Anzahl leichter Holzstative 

 zur Verfügung, welche versehen sind mit einem Bronze- 

 zapfen. Dieser kann durch drei Schrauben seitlich 

 verschoben und um seine senkrechte Achse gedreht 

 werden. Auf diesem Zapfen ist eine Strichmarke ein- 

 graviert. Die erwähnten Stative werden in Abständen 

 von 24 zu 24 Meter, welche mit einem Drahtkabel 

 approximativ abgemessen werden, aufgestellt und in 

 die Richtung der Basis hineingebracht durch Ein- 

 visieren der Markenzapfen mittels eines auf den letzten 

 eingerichteten Zapfen aufgesetzten Fernröhrchens. Bei 

 den schweizerischen Basis messungen waren zehn solcher 

 Stative in Verwendung. Jedes fünfte Stativ war mit 

 einem Thermometer "versehen, an welchem die Tem- 

 peratur abgelesen wurde. 



Nachdem die Markenstative in der angeführten 

 Weise in der Basisrichtung aufgestellt sind, wird der 

 Messdraht angelegt. Dieser trägt an seinen beiden 

 Enden Skalen auf dreikantigen Metallstäbchen mit 

 8 cm langer Einteilung in Millimeter. Die Anlege- 

 kante der Skalen befindet sich in der Verlängerung 

 der Drahtachse. An beiden Skalen des Drahtes muss 



