— 250 — 



der Nullpunkt bei der Ablesung am linken Ende sich 

 befinden. Bei Messung einer jeden einzelnen. Spanne 

 zwischen zwei Messmarken wird der Draht in Span- 

 nung gehalten durch ein Gewicht von 10 kg jeder- 

 seits, welches durch eine Schnur mittels Haken und 

 Ring mit dem Drahtende verbunden wird. Die Schnur 

 läuft jederseits über eine Rolle in einer in der Basis- 

 richtung aufgestellten Stütze. Das Stellen dieser sog. 

 Drahtstützen erfordert einige Übung, da für die Messung. 

 der Draht in der Richtung der beiden Messmarken 

 und seine beiden Skalen möglichst genau in der Höhe 

 derselben liegen müssen. Nach Regulierung der Lage 

 des Drahtes wird an den beiden Endskalen die Stellung 

 der Messmarken abgelesen. Ablesung rechts minus 

 Ablesung links vermehrt um die Entfernung der beiden 

 Skalenpunkte, gemessen gedacht unter einer Spannung 

 von 10 kg, liefert die Entfernung der Messmarken auf 

 den beiden Stativen. 



Anfang und Ende einer jeden Basis sind markiert 

 durch einen in den Boden eingelassenen Fixpunkt. Um 

 die erste Messmarke genau in Übereinstimmung zu 

 bringen mit dem Basis-Anfangspunkt, wird senkrecht 

 unter der Messmarke des ersten Stativs ein Senkel auf- 

 gehängt und jene seitlich verschoben, bis die Senkel- 

 spitze mit dem Fixpunkte übereinstimmt. 



Jede Drahtmessung besteht aus fünf Ablesungen 

 durch einen Beobachter am linken, aus ebensovielen 

 durch einen Beobachter am rechten Ende. Nach jeder 

 Ablesung jederseits wird eine kleine Verschiebung der 

 Skalen vorgenommen. Ist eine Spanne gemessen, so 

 wird zur Spanne zwischen den nächsten Messmarken 

 übergegangen, nachdem der Draht durch Aufhängen 

 der Gewichte entlastet und die Drahtenden durch die 



