— 259 — 



Zur Durchmessung der beiden ßichtungsstollen be- 

 durfte es beim Hinweg 3 Stunden 45 Minuten auf nur 

 501 m, beim Rückweg zirka 7 Stunden 40 Minuten. 

 Man mass also pro Stunde nur 133 m bezw. 65 m. 



Die Schlussresultate der Basismessung sind noch 

 nicht vollständig ausgerechnet. Ich kann daher nur 

 provisorische Ergebnisse mitteilen. Für jede gemessene 

 Spanne muss zu der durch das internationale Bureau 

 für Mass und Gewicht für eine bestimmte Ausgangs- 

 temperatur (15 C) festgestellten Entfernung der Null- 

 marken der Drahtenden die Differenz der an den beiden 

 Endskalen gemachten Ablesungen in Anrechnung ge- 

 bracht und muss die Ausdehnung des Drahtes infolge 

 der Temperaturänderungen berücksichtigt werden. Dazu 

 kommen ferner die Reduktionen der in Neigung ge- 

 messenen einzelnen Spannen auf die Horizontale und 

 allfälliger Abweichungen aus der geraden Richtung. 



Die zwischen den Fixpunkten im nördlichen und 

 südlichen Observatorium gemessene Länge betrug 

 für die Hinmessung 20 146 011 mm 

 für die Rückmessung 20 146 033 mm 

 Differenz 22 mm 



oder rund 1 Millionstel der Basislänge. 



In diesen Zahlen ist angebracht die Reduktion für 

 die Höhendifferenz der Messmarken auf den in den 

 Richtstollen gemessenen Strecken, nicht aber diejenige 

 für die gleichen Höhendifferenzen auf der Geleisestrecke 

 und für die Abweichungen des Geleises aus der gerad- 

 linigen Richtung. Diese letzteren Reduktionen sind 

 noch nicht berechnet; sie sind für beide Messungen 

 gleich gross und werden voraussichtlich die Basislänge 

 um zirka 3 Dezimeter verkleinern, wodurch dieselbe 

 auf rund 20 145,7 m gebracht wird. 



