20 SOCIETE HELVÉTIQUE 



extérieure (celle du corps) devient pour ainsi dire négli- 

 geable et Tintensité ne dépend plus que de la résistance 

 intérieure. La bobine à gros fil par contre ayant moins 

 de résistance propre agirait mieux quand par l'appli- 

 cation d'électrodes humides on réduit la résistance exté- 

 rieure. 



Cette explication ne supporte pas l'examen. Jamais en 

 électrothérapie les bobines n'ont une résistance assez 

 grande pour que la résistance du corps devienne négli- 

 geable. 



Les auteurs français connaissent pratiquement la diffé- 

 rence d'action des bobines à fil fin et à gros fil, mais 

 l'explication qu'ils donnent de ce fait est également 

 erronée. Ils attribuent aux bobines à gros fil plus de 

 quantité oubliant que la quantité dépend, toutes choses 

 égales d'ailleurs, de la résistance totale du circuit. 



Le calcul et l'expérience démontrent que jamais en 

 électrothérapie la bobine à gros fil ne peut avoir plus de 

 quantité. En mesurant au galvanomètre balistique le cou- 

 rant excitateur on constate facilement le curieux para- 

 doxe de Duchenne, et le D"" Dubois cite à cet égard 

 l'expérience suivante, faite avec ^ bobines secondaires 

 induites par le même courant inducteur : 



Une bobine secondaire à fil fin (0,2 mm.) de 10050 

 tours, donnant au galvanomètre une déviation de 70 

 (représentant 14 microcoulombs) produit une faible con- 

 traction. 



Une bobine secondaire de fil gros (0,7 mm.) de 2218 

 tours, d'une quantité de 0,8 microcoulomb (4 divisions) 

 donne une secousse insupportable. 



Ce paradoxe n'est explicable que par les phénomènes de 

 self-induction dont les solénoïdes sont nécessairement le 



