Medizinische Sektion. II, Abteilung. 83 



von der Strahlen qualität, die von derEöhre ausgeht. Es ist daher ohne 

 weiteres ersichtlich, dass nicht von einem, für alle Röhrenarten 

 brauchbaren Filter gesprochen -werden kann. 



Die Feststellung der notwendigen Filterdicke geschieht entweder 

 durch die sogenannte Absorptionskurve oder für die Praxis durch die 

 Messung der prozentualen Tiefendosis. Als einzig zuverlässiges Mess- 

 instrument für derartige Versuche kommt nur das Elektrometer mit der 

 Ionisationskammer in Betracht. Wir haben uns ein zuverlässiges und 

 biologisch richtig gehendes Instrument aus dem im Jahre 1914 von 

 Szillard bei Reiniger, Gebbert & Schall A.-G. herausgebrachten 

 Instrumente geschaffen und im Jahre 1914 in den Fortschr. a. d. Gebiete 

 der Röntgenstrahlen beschrieben. Seine hier kurz skizzierte Einrichtung 

 ist so, dass ein Elektrometer- System durch eine bestimmt hohe Spannung 

 aufgeladen wird, wobei der eine Pol in einen Graphitstilt endigt. Er ist 

 umschlossen von einer sehr dünnwandigen Kammer aus Fiber, die in 

 ihren inneren Flächen ebenfalls mit Graphit belegt ist und mit der Erde 

 in leitender Verbindung steht. Graphitstilt und Kammerbelag sind 

 durch Bernstein gut voneinander isoliert. Ein Ausgleich gegen Erde 

 k^nn also nicht stattfinden, das eingeschaltete Elektrometer wird, gutes 

 Funktionieren des Instrumentes vorausgesetzt, lange Zeit die gleiche 

 Spannung anzeigen. Lässt man aber ein Röntgenstrahlenbündel die Fiber- 

 kammer durchsetzen, so wird die Luft zwischen Stift und Fiber- 

 kammer leitend, es fliesst die Ladung des Instrumentes zur Erde ; 

 die Entladung wird am Elektrometer beobachtet, und die für einen 

 bestimmten Zeigerablauf verbrauchte Zeit reziprok als Dosis gesetzt. 



Mit einem solchen Instrument haben wir alle unsere Messungen 

 vorgenommen und haben damit auch die übrigen gebräuchlichen Mess- 

 methoden kontrolliert, 



"Will man mit Hilfe der Absorptionskurve den Homogenitätspunkt 

 (nach Lilienfeld) bestimmen, so blendet man ein feines Strahlen- 

 bündel aus und schaltet in den Strahlengang Aluminiumplättchen von 

 1 mm Dicke ein. Es wird nun am lontoquantimeter (unser Instrument) 

 oder Edelmann'schen Elektrometer die Ablaufszeit bestimmt und auf 

 einem logarithmisch geteilten Papier (nach Weissenberg) eingetragen. 

 Auf diese Weise erhält man eine Kurve, die von einer bestimmten 

 Filterdicke an gerade verläuft, da von diesem Punkt ab das Ab- 

 sorptionsverhältnis zwischen den einzelnen vorgeschalteten Alu- 

 miniumplättchen gleich ist. Von der durch den Homogenitätspunkt 

 bezeichneten Filterdicke an, ist die Strahlung praktisch homogen. 



Den praktischen Verhältnissen entnommen ist die Bestimmung der 

 prozentualen Tiefendosis^). Sie gibt uns gleichzeitig eine Vorstellung 

 über die in 10 cm Gewebstiefe vorhandene Strahlenmenge. Zur Be- 

 stimmung der prozentualen Tiefendosis schreiben wir vor, dass ein Ab- 

 stand von 23 cm Fokus Oberfläche gewählt werden muss, das Einfalls- 

 feld auf der Wasserobeifläche ist 6X8 cm gross. Gemessen wird in 

 der Mitte dieses Strahlenkegels bzw. unter dem Wasserkasten. Man 

 kann nun feststellen, dass mit steigender Filterdicke die prozentuale 

 Tiefendosis wächst. Damit wird der Wert der Filtrierung ohne weiteres 

 verständlich. Ich verweise auf nachfolgende Zahlen, die so gemessen 

 sind, dass unter gleichbleibenden Betriebsverhältnissen (selbsthärt6nder 

 Siederöhre am Symmetrieinduktor bei 165000 Volt Spannung) verschie- 

 dene Filter in den Strahlengang geschaltet wurden: 



1. unflltriert 8 pOt. 



2. 1 mm Aluminium . . 10 „ 



3. 3 mm Aluminium . . 15 „ 



1) cf. M.m.W., 1917, Nr. 28. 



