84 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



4. 0,5 Zink 23 pCt. 



5. 1 mm Zink 25 „ 



6. 2 mm Zink 26 „ 



Diese Zahlen veranschaulichen deutlich, wie bei gleicher Belastung 

 der Oberfläche, die mit 100 pCt. angesetzt ist, die Dosis in der Tiefe 

 beträchtlich gesteigert werden kann. Für den geschilderten Betrieb 

 iss also das 0,5 Zinkfllter das zweckmässigste Filter für 

 Tiefentherapie. Dass es sich bei anderen Röhren anders verhält, 

 zeigt z. B. die Coolidge-Röhre. Hier muss zur Erreichung einer 

 praktischen Homogenität mit mindestens 15 mm Aluminium oder, wie 

 es bei uns gebräuchlich ist, mit 0,5 Zink und 4 mm Aluminium filtriert 

 werden. 



Eine Verbesserung der Strahlenqualität ist in den letzten Jahren 

 auch erreicht worden durch die Steigerung der an der Röhre angelegten 

 Spannung. Je höher die an der Röhrenelektrode liegende Spannung ist, 

 desto beschleunigter werden die Kathodenstrahlen, desto grösser ist also 

 die Wucht, mit der der Anprall an die Antikathode erfolgt. — Es hat 

 sich aber in Versuchen, die gleichzeitig die Engländer Richardson 

 und Barnes, ferner Dessauer i) und unabhängig auch wir angestellt 

 haben, gezeigt, dass die Erhöhung der Spannung über 140000 Volt 

 hinaus keine härteren Strahlen mehr aus der Röntgenröhre austreten 

 lässt. Wohl aber legten wir in eigenen Versuchen dar, dass die mit 

 140000 Volt erreichte harte Strahlenqualität wesentlich vermehrt 

 wird. Das Resultat dieser Untersuchungen ergibt aber auch ferner, 

 dass die quantitative Vermehrung des harten Strahlenteils durch weitere 

 Steigerung so beträchtlich sein kann, dass eine vor allen Dingen für 

 die Karzinomdosis wichtige Zeitersparnis eintritt. 



Ein weiteres Moment, das für die Röntgentherapie sehr störend 

 empfunden wird, ist die Abnahme der Intensität der Strahlen im 

 Quadrat der Entfernung. Auch diesem umstand musste die Forschung, 

 die eine Verbesserung der Tiefendosis bezweckte, ihr Augenmerk zu- 

 wenden. 



Einige Zahlen sollen zeigen, wie sehr die quadratische Strahlen- 

 abnahme, die man gewöhnlich mit dem recht unzutreffenden Ausdruck 

 Dispersion belegt, für die Tiefendosis ins Gewicht fallen kann. Die 

 Intensität einer Strahlung beträgt in einem Abstand von 20 cm ge- 

 messen vom Fokus der Röntgenröhre 100 Einheiten, in einem Abstand 

 von 40 cm dagegen nur mehr 25. 75 pCt. gehen in diesem Falle nur 

 durch die Dispersion verloren. 



Für die von uns normal angewendeten Verhältnisse resultiert 

 folgendes: 



100 Einheiten in 23 cm Abstand entsprechen 48,5 Einheiten in 

 33 cm Abstand, also in 10 cm Tiefe ein Strahlenverlust durch Dis- 

 persion von 51,5 pCt. Wir sind aber imstande, den Dispersionsverlust 

 zu verbessern, wenn wir den Gesamtabstand von der Röntgenröhre ver- 

 grössern. Das bringt allerdings wieder einen grossen Zeitverlust mit 

 sich, es kann aber auch unter Umständen notwendig sein, eine 3— 4 cm 

 dicke, direkt unter der Haut gelegene Geschwulst zu bestrahlen, mit 

 einer Dosis, die der Grösse der Erythemdosis sehr nahe steht. Dann 

 bleibt uns nichts anderes übrig, als jeden möglichen Faktor, den wir 

 verbessern können, in Betracht zu ziehen. Wir müssen den Strahlen- 

 gewinn in der Tiefe durch verlängerte Zeit, wenn auch manchmal recht 

 teuer, bezahlen. 



Mit unserer vorhin genannten Berechnung verglichen, hätten wir 

 bei einem Oberflächenabstand 50 cm in 10 cm Tiefe nur mehr einen 

 Dispersions Verlust von 31 pCt. 



1) Dessauer hat dann über 200000 Volt hinaus härtere Strahlen 

 gefunden. 



