86 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



13 pCt. Die Erhöhung der Strahlenmenge von 13 auf 23 pCt. wird be- 

 wirkt durch die Streustrahlung. 



Eine zielbewusste Tiefentherapie musste von allen diesen, die 

 Tiefendosis begünstigenden Momenten ausgiebigen Gebrauch machen. 

 So baut sich denn auch unsere heutige Bestrahlungsmethode auf eine 

 Vereinigung aller Faktoren, die die Tiefendosis erhöhen, auf. 



Bevor ich zunächst dazu übergehe, die Technik der Erlanger 

 Frauenklinik zu beschreiben, muss ich noch" einen kurzen U-eberblick 

 über den Stand der heute möglichen Messung der Röntgenstrahlen 

 geben. Die exakte Dosierung ist der Grundstein, auf dem die Röntgen- 

 therapie aufgebaut wurde. Es lief daher der weitaus grösste Teil un- 

 serer Untersuchungen und Versuche auf die Auswertung einer exakten 

 Dosimetrie hinaus. Das vorhin kurz skizzierte lontoquantimeter ist das 

 von uns nun seit 5 Jahren gebrauchte und während dieser Zeit all- 

 mählich verbesserte Instrument. Mit ihm messen wir einen bestimmten 

 Eatladungsablauf und stellen die Zeit fest, die der Zeiger braucht, um 

 einen festgelegten Sektor der Skala zu durchwandern. Wir können 

 dann schliesslich die Zeit reziprok als Dosis setzen. Wir finden z. B., 

 dass in einem bestimmten Abstand von der Röatgenröhre die Ent- 



v\\\-^\^\\\\\\\n ;/,I|Ii^ 



ladungszeit des Instrumentes 20 Sekunden beträgt. Wir setzen nun 

 anstelle der Messkammer die Oberfläche des vorhin beschriebenen 

 Wasserkastens und bringen die Messkammer hinter den W^sserkasten 

 in den Strahlenkegel, haben dann also eine Messung für Oberfläche und 

 Tiefe. Für letztere geht nun der Zeigerablauf in 100 Sekunden vor sich. 

 Setzen wir nun die Zeit als Dosis, so können wir sagen: werden auf 

 der Oberfläche des Wassers 100 Einheiten verabfolgt, dann misst man 

 in der Tiefe 20 Einheiten oder in diesem Falle eine prozentuale Tiefen- 

 dosis von 20. 



Auf Grund dieser Messung können wir uns eine Vorstellung machen 

 sowohl über die Härte als auch über die Intensität der von der Röntgen- 

 röhre ausgehenden Strahlung, denn je grösser die Intensität, desto 

 rascher ist der Entladungsvorgang am lontoqaantimeter, desto kürzer 

 die abgelesene Zeit; je härter die Strahlung aber, desto grösser ist die 

 prozentuale Tiefendosis, 



Waren wir so im Stande, die Röntgenstrahlen laboratoriums- 

 technisch richtig zu messen, so war der nächste Schritt, die 

 Messung am Patienten vorzunehmen, um so auch die willkürliche^ 

 lontoqaantimetereinheit mit einer biologischen Einheit in Koalition zu 

 bringen. Als geeigneten Ausgangspunkt nahmen wir die Haut. Die 

 Erythemdosis ist ein schon lange in der Röntgentherapie eingeführter 

 Dosierungsbegriff. Seine Genauigkeit galt allerdings bisher als keine 



