92 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



bereits im Jahre 1916 die Fehler des Kienböckstreifens aus- 

 einandergesetzt, haben vor allen Dingen dargelegt, dass dem 

 Kienböckstreifen drei Fehlerquellen anhaften gegenüber unserem 

 exakt messenden lontoquantimeter. 



Erstens ist die Empfindlichkeit eine bedeutend geringere für 

 verschiedene Dosenhöhen; zweitens nimmt die Empfindlichkeit 

 des Kienböckstreifens für Röntgenstrahleneinwirkung ab, je härter 

 die gemessene Strahlung ist; drittens können die Silbermoleküle 

 des Kienböckstreifens durch Erregung ihrer Fluoreszensstrahlen 

 grössere Röntgenstrahlenintensitäten vortäuschen, als tatsächlich 

 im Augenblick vorhanden sind. 



Unter Berücksichtigung dieser Momente lässt sich jedoch mit 

 Hilfe des Kienböckstreifens eine praktische Dosierung durchführen. 

 Durch die Filtrierung auf praktische Homogenität, also för die 

 selbsthärtende Siederöhre mit 0,5 Zink ist mit Sicherheit jene 

 Gegend im Spektrum, die eine spezifische Silberstrahlung hervor- 

 rufen könnte, überwunden. Es kann daher wohl Röntgenstrahlen- 

 intensität gleicher Qualität (gefiltert mit 0,5 Zink) verglichen 

 werden, nicht aber solche ungefilterter, 3 mm Aluminium ge- 

 filterter und Oj5 Zink gefilterter Strahlung. Für diesen einfachen 

 Intensitätenvergleich spielt auch die Abnahme der Empfindlich- 

 keit bei Härterwerdeu d^r Strahlung keine Rolle. Es bleibt also 

 nur die Frage, ob der Kienböckstreifen überhaupt hinreichend 

 empfindlich für zinkgefilterte Strahlen ist. Wir können dies auf 

 Grund vieler Versuche bejahen und für den praktischen Röntgen- 

 ologen die Behauptung aufstellen, dass jeder für Vergleiche im 

 eigenen Institut den Kienböckstreifeu benützen kann, wenn er 

 einmal festgestellt hat, welche Schwärzung des Kienböckstreifens, 

 vervielfacht mit einer Zeitangabeunter gleichbleibenden Bedingungen, 

 ein Hauterythem hervorzurufen vermag. Wir warnen vor der 

 üebermittlung anderswo gewonnener X Zahlen, da hierdurch die 

 bestehende Unsicherheit der Kienböckdosierung vermehrt wird. 

 Wichtig ist hierbei, gleiche Betriebsbedingungen einzuhalten, wozu 

 eine Kontrolle durch die Funkenstrecke ein recht gutes Hilfs- 

 mittel darstellt. Mit diesen geringen Anhaltspunkten muss sich 

 der praktische Röntgenologe zunächst Vorbescheiden. Friedens- 

 arbeit der grossen Institute wird es sein, eine Dosierung auszu- 

 arbeiten und im Verein mit den grossen Fabriken diese so fest- 

 zulegen, dass dem praktischen Röntgenologen geeichte Apparate 

 und geeichte Röhren zur Verfügung gestellt werden können, so 

 dass der Praktiker eine hinreichend exakte und verlässliche 

 Dosierung nach Zeit, wie wir sie heute in der Bestrahlungs- 

 abteilung der Erlanger Frauenklinik schon durchführen, möglich 

 sein wird. 



