DES SCIENCES NATURELLES. 9 



part, comme le réservoir à éther est préservé da réchauf- 

 fement par l'air ambiant dans les parties autres que celle 

 où se fait le dépôt de rosée, on atteint plus vite la tempé- 

 rature de ce dépôt, et on la maintient plus facilement sta- 

 tionnaire. 



Le petit volume de ce nouvel hygromètre permet de 

 l'introduire facilement dans une cloche de verre, pour dé- 

 terminer l'état hygrométrique de l'intérieur de cette clo- 

 che. Par exemple, si plusieurs hygromètres à cheveu sont 

 disposés dans cet intérieur, dont on fera varier le degré 

 d'humidité par des mélanges arbitraires d'eau et d'acide 

 sulfurique, on pourra déterminer les indications de ces 

 hygromètres, pour des fractions de saturation aussi rap- 

 prochées qu'on le voudra. Ce procédé expérimental con- 

 stitue une méthode de graduation et de vérification très 

 exacte, et notablement plus expéditive que les méthodes 

 proposées jusqu'à ce jour. 



M. Sire présente également un instrument qu'il dési- 

 gne sous le nom de station météorologique portative, desti- 

 née à faciliter aux alpinistes l'étude de l'atmosphère dans 

 les lieux élevés. Cet instrument permet de déterminer ra- 

 pidement la température, la pression et le degré d'humi- 

 dité de l'air; c'est dire qu'il s'agit du groupement sous 

 un petit volume, d'un thermomètre, d'un baromètre et 

 d'un hygromètre, auxquels est ajoutée une boussole. 



M. Henri Dufour étudie quelles sont les conditions 

 dans lesquelles un arc- en- ciel peut être vu réfléchi par 

 une surface d'eau. Ce phénomène assez rarement observé 

 l'a été dernièrement à Lyon par M. le D r Maurice Cérésole. 

 Dans son ouvrage bien connu « La Lumière, » M. le 

 prof. J. Tyndall consacre une page à cette question et pa- 



