DES SCIENCES NATURELLES. 5 



sente un rapport sur les travaux de la Commission 

 nommée par la Société de Physique de Genève pour 

 l'étude de la transparence des eaux du lac Léman ' . 



M. E.-H. Amagat, professeur à Lyon rend compte à 

 la section de physique de ses expériences sur la mesure des 

 hautes pressions et la compressibilitê des liquides. 



L'instrument auquel il s'est définitivement arrêté pour 

 la mesure des hautes pressions est un manomètre à pis- 

 ton différentiel d'une construction spéciale dont il indi- 

 que rapidement les principales dispositions. La condi- 

 tion à réaliser pour obtenir avec ce genre d'instruments 

 des résultats parfaitement exacts est celle-ci : 



Conserver aux pistons une très grande mobilité tout 

 en faisant qu'ils restent parfaitement étanches. 



Depuis longtemps déjà M. Marcel Deprez avait eu 

 l'idée de supprimer les cuirs du petit piston ; par un ro- 

 dage convenable il arrivait à rendre la fuite très petite ; 

 mais cet artifice devient insuffisant pour de très fortes 

 pressions, surtout si la capacité de l'appareil est peu con- 

 sidérable. Quant au grand piston qui dans tous les appa- 

 reils construits jusqu'ici repose sur une membrane, de 

 nombreux essais lui ont montré que : outre l'incertitude 

 relative à la mesure du diamètre la membrane en ques- 

 tion donne lieu à plusieurs causes d'erreur ; l'auteur l'a 

 supprimée et a rendu le piston complètement libre 2 . 



1 Les travaux de cette Commission ayant déjà plusieurs fois 

 trouvé place dans les Archives nous n'y revenons pas ici. 



2 Dans les instruments à membrane que M. Amagat avait tout 

 d'abord construits, il avait ajouté une pompe régulatrice permettant, 

 en faisant varier la quantité de liquide, de maintenir la membrane 

 toujours dans un même plan borizontal; ce régulateur a été conservé 



