DES SCIENCES NATURELLES. / 



Il n'a étudié jusqu'ici que la compressibilité de l'eau 

 et celle de l'éther ordinaire. 



Le piezomètre contenant le liquide à étudier est placé 

 dans un cylindre vertical d'acier; on y verse une couche 

 de mercnre dans lequel plonge la partie inférieure ou- 

 verte de la tige de l'instrument, et par-dessus le liquide 

 qui doit transmettre la pression, de la glycérine. Le cy- 

 lindre d'acier a 1 mètre 20 cent, de hauteur, il est frette 

 sur toute sa longueur sauf une partie de la culasse, son 

 diamètre intérieur est de 3 centimètres, l'épaisseur des 

 parois de 8 centimètres; il est fixé dans un grand réser- 

 voir de cuivre ; de manière à pouvoir opérer soit dans la 

 glace fondante soit dans un courant d'eau à température 

 déterminée. 



La lecture des volumes du liquide comprimé est faite 

 par le procédé suivant qui a été indiqué à M. Amagat par 

 M. le prof. Tait d'Edimbourg : On a soudé dans la tige 

 du piezomètre une série de fils de platine disposés comme 

 ceux des thermomètres avertisseurs à mercure ; tous ces 

 fils sont reliés par une spirale enroulée sur la tige et pro- 

 duisant entre chaque fil une résistance de 2 ohms, le pro- 

 longement de la spirale traverse les parois du cylindre 

 d'acier au moyen d'un point isolé que l'auteur ne décrira 

 pas. Le courant d'une pile arrive par la masse du cylin- 

 dre au mercure dans lequel plonge la tige du piezomètre; 

 on conçoit de suite comment des indications galvanomé- 

 triques feront connaître exactement le moment où le mer- 

 cure s'élevant dans la tige atteindra successivement cha- 

 cun des fils de platine. 



L'échauffement considérable que subit par la compres- 

 sion le liquide du piezomètre et celui dans lequel il est 

 baigné, rend les expériences longues et pénibles; on doit 



