12 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



M. Marcel Deprez fait une communication sur les Pen- 

 dules pour la mesure de la pesanteur. 



Le premier dispositif consiste en un pendule tel que 

 ceux employés aujourd'hui pour ce genre de mesure, 

 mais qui en diffère en ce sens que le nombre des oscilla- 

 tions effectuées par l'instrument est compté sans qu'il y 

 ait le moindre frottement mécanique provenant de ce 

 chef. M. Marcel Deprez a d'abord songé à utiliser la pro- 

 priété du sélénium de présenter une conductibilité élec- 

 trique différente suivant qu'il est ou n'est pas soumis à 

 l'action de la lumière ; mais ces variations de conductibi- 

 lité sous l'action de la lumière ne se produisent pas as- 

 sez instantanément pour que l'on puisse les utiliser en 

 vue d'atteindre le but en question. M. Marcel Deprez 

 s'est arrêté au dispositif suivant : le disque massif du 

 pendule est percé d'une fente; derrière le disque le pen- 

 dule étant dans sa position verticale, se trouve un écran 

 percé également d'une fente; enfin derrière l'écran et 

 dans le prolongement de la fente est placée une lampe à 

 pétrole à mèche plate qui, lorsque le pendule se trouve 

 dans sa position verticale émet à travers les fentes de 

 l'écran et du disque un faisceau de rayons calorifiques 

 lequel agit sur une pile thermo-électrique placée de l'autre 

 côté du disque et formée d'une série d'aiguilles thermo- 

 électriques. Il en résulte un faible courant dans le circuit 

 duquel se trouve un galvanomètre apériodique de Podar- 

 çonval qui sert de relai à un courant d'intensité plus 

 forte utilisé pour faire marcher un compteur électrique. 

 Lorsque le pendule marche, à chaque demi-oscillation un 

 courant naît dans la pile thermo-électrique et dans le cir- 

 cuit auxiliaire et ce dernier fait avancer d'une division 

 l'aiguille du compteur électrique. De cette façon les oscil- 



