22 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



rantes. Cet instrument est beaucoup plus constant qu'on* 

 ne le croit généralement lorsqu'il est bien construit, et pour 

 cela il faut, comme l'avait observé déjà M. Regnault et 

 plus tard M. Carl Koppe, suivre les indications de do 

 Saussure. Il y aurait donc un grand intérêt pour faciliter 

 les observations météorologiques sur l'humidité de l'air, à 

 ce que les physiciens exigent des constructeurs une fabri- 

 cation soignée de l'hygromètre de de Saussure. 



D'après les observations faites sur un hygromètre de- 

 de Saussure tel qu'il les faisait construire par Paul à 

 Genève, cet instrument qui a probablement plus de 50 ans 

 et dont on n'a pas changé le cheveu a aujourd'hui encore 

 toute sa sensibilité; quoique le cheveu soit resté depuis 

 34 ans au moins toujours tendu, l'allongement, lorsqu'il 

 est dans l'air humide, ne dépasse pas 8 °/ . Il faut remar- 

 quer en outre qu'il est inutile de chercher à obtenir le 

 zéro (très sec) de l'hygromètre, ce point est toujours 

 incertain et n'est pas utilisé dans la pratique météorolo- 

 gique. Chaque instrument doit être gradué à part par un 

 procédé direct; dans ces conditions il suffit de vérifier le 

 100° soit 100 °/o d'humidité relative de temps à autre. 



Depuis quelques années on emploie pour la construc- 

 tion d'hygromètres, surtout enregistreurs, d'autres sub- 

 stances, entre autre la corne (hygromètre Richard), on a 

 proposé aussi la baudruche et la gélatine en feuille mince.. 

 De nombreuses mesures faites sur ces substances ont eu 

 pour premier objet de déterminer leur pouvoir absorbanl 

 et leur coefficient de dilatation hygrométrique moyen,, 

 c'est-à-dire le rapport entre l'allongement maximum de 

 la lame, placée successivement dans l'air sec et dans l'air 

 humide, et sa longueur primitive. Les résultats sont les 

 suivants : 



