am 25. Jänner 1858. , 13 



die Versammlung dem Herrn Dr. Kornhuber für diesen lehrreichen Vor- 

 trag einstimmig ihren Dank aus. 



Der Herr Vereinssecretär theilte folgendes Schreiben des Astro- 

 nomen der OUmützer Sternwarte, Herrn J. F. Julius Schmidt, bezüglich 

 der Metallbarometer mit: 



Mit Vergnügen beantworte ich Ihr Schreiben vom 30. December, 

 in welchem Sie nähere Auskunft über die Metallbarometer zu erhalten 

 wünschen. Ich glaube, dass die OUmützer Arbeiten jetzt schon im 

 Stande sind, über die Aneroide ein definitives Urtheil zu fällen. Hält 

 man den Ausspruch fest: ,,Die Quecksilberbarometer sind Exemplare, 

 die Metallbarometer aber Individuen" so erhellt daraus von selbst, dass 

 jedes Metallbarometer eine besondere Untersuchung erfordert, ehe es 

 gebraucht werden kann. Alle Quecksilberbarometer-Lesungen werden 

 (Einzelnheiten abgerechnet) gleichmässig nach denselben Tafeln reducirt; 

 alle Aneroid- Lesungen erfordern individuelle Reductionstafeln. Jedes 

 Aneroid, komme es artistisch noch so vollkommen aus der Hand des 

 Künstlers, ist, ohne beigegebene Tafeln, also ohne vorgängige Unter- 

 suchung, für wissenschaftlichen Zweck unbrauchbar. 



Meine Beobachtungen im Schwarzwalde, in den Karpathen, 

 in den Umgebungen von Rom, in Neapel , in viel höherem Grade aber 

 die 1857 Juni im Vereine mit dem Prälaten Herrn v. Unkrechtsberg 

 begonnenen neuen Untersuchungen über neue Bourdonsche Metallbaro- 

 meter haben schliesslich die folgenden Resultate ergeben : 



1. Jedes Metallbarometer wird stark von der Temperatur afficirt; 

 es ist also unbrauchbar, wenn der Künstler kein Thermometer im In- 

 nern des Aneroid-Cjlinders angebracht hat. 



2. Die Temperatur-Curve muss aus zahlreichen Beobachtungen zwi- 

 schen + 36*^Reaumur und wenigstens ' — lO^Reaumur ermittelt werden, 

 indem gleichzeitig ein gewöhnliches Barometer abgelesen wird. 



3. Jedes Aneroid ist unter der Luftpumpe zu prüfen, um zu er- 

 kennen, wie es Schritt hält mit einem gleichzeitig im Recipienten be- 

 findlichen Quecksilberbarometer. Diese Ursachen müssen bei veränder- 

 tem wie bei vermehrtem Luftdrucke im Recipienten wiederholt werden, 

 um die vollständige Curve des Aneroidganges und seiner Gleichung 

 bei jedem wahren Stande des Quecksilbers zu erkennen. 



4. Weil namentlich die erst neu angefertigten Aneroide, in Ruhe 

 unter Luftpumpe etwas andere Correctionen ergeben, als in Bewegung 

 während einer Bergeshöhe, also unter der natürlichen Wirkung der 



