DES SCIENCES NATURELLES. à 



rement est assez grand pour permettre l'enregistrement 

 continu, comme le prouvent les tracés de l'hygromètre 

 enregistreur construit à Lausanne. 



A côté de cet appareil nécessaire pour l'enregistre- 

 ment, M. Dufour a étudié les propriétés de l'hygromètre 

 à condensation comme instrument de contrôle et de me- 

 sure absolue. Les hygromètres à condensation intérieure, 

 tel que celui de M. Crova, présentent de grands avantages 

 sur les appareils exposés à l'air libre, tels que ceux de 

 Regnault et de M. Alluard; en étudiant les hygromè- 

 tres à condensation, M. Dufour a reconnu que ces instru- 

 ments gagnent en précision et en facilité de maniement, 

 si on détermine la température du point de rosée au 

 moyen d'un thermomètre placé dans la masse métallique 

 même, sur laquelle se dépose la rosée, et non dans le 

 liquide servant, par évaporation, à abaisser la tempéra- 

 ture du métal. M. Dufour présente une nouvelle forme 

 d'hygromètre à condensation, pouvant servir d'instru- 

 ment à condensation à l'air libre ou à condensation inté- 

 rieure, et dans lequel la rosée se dépose sur une plaque 

 épaisse de cuivre rouge argentée, dans laquelle est masti- 

 qué un thermomètre qui donne la température de la pla- 

 que et non celle du bain réfrigérant. 



M. Dufour estime d'après ses observations que, dans 

 beaucoup de stations météorologiques suisses, il y aurait 

 avantage à remplacer les observations psychrométriques, 

 telles qu'elles sont faites actuellement, par des observa- 

 tions hygrométriques faites par l'hygromètre à cheveu, en 

 contrôlant cet appareil fréquemment au moyen de l'hy- 

 gromètre à condensation ou du psychromètre à circula- 

 tion d'air, tel que l'a proposé M. le D r Assmann. 



M. le D r R. Emden, de St-Gall, rend compte de ses 



