SÉANCE DU 20 JANVIER 71 



L'examen du sang frais m'a donné les meilleurs résultats. Les para- 

 sites sont fixés sur les hématies, mais ils existent en grand nombre dans 

 le plasma. Je n'affirme pas que la maladie est le fait des hématozoaires, 

 car je n"ai encore pu faire qu'une observation, mais tout me porte à 

 penser qu'ils jouent le rôle important, sinon unique. 



C'est là un fait qui m'a paru intéressant et que personne n'a encore 

 signalé en France. 



Du cnoTx n'i'N sphygmomèïre, des causes d'erreur dans la mesure 



DE LA PRESSION SANGUINE, 



par MM. G. Guillain et N. Vaschide. 



Depuis plusieurs années, on a beaucoup étudié les modifications 

 physiologiques et pathologiques de la pression artérielle chez l'homme. 

 Mais les expériences étant faites avec des appareils différents, les résul- 

 tats obtenus ne sont pas comparables. D'ailleurs, l'élude de la pression 

 artérielle chez l'homme ne peut être faite avec la précision que l'on 

 peut avoir chez les animaux. Chez l'homme, on ne peut mettre une 

 canule dans l'intérieur d'une artère; les connexions de l'instrument 

 avec les vaisseaux sont des connexions médiates. 



Tous les sphygmomètres ont des causes d'erreur tenant à l'emploi du 

 tube ou des ampoules de caoutchouc, à la profondeur des vaisseaux, à 

 la quantité plus ou moins grande de tissu adipeux, au système des 

 leviers employés, à l'absence d'une graduation facile à être contrôlée et 

 surtout au rôle considérable que joue le coefficient personnel dans 

 l'appréciation des résultats. De plus, les divers sphygmomètres en usage, 

 tant en France qu'à l'étranger, ne sont pas comparables entre eux. 

 M. Marey a insisté particulièrement sur la nécessité de l'adoption de 

 mesures comparables dans les phénomènes de la physiologie. 



Il nous a paru nécessaire de rechercher la valeur de divers appareils, 

 partant de déterminer leur utilité pratique. Le sphyguiomanomètre de 

 Potain nous a paru offrir le grand avantage d'un contrôle possible et 

 facile. 



L'appareil de M. Marcy ne peut indiquer que l'équilibre entre la 

 pression du sang et la pression intéi'ieure de l'eau; le maximum delà 

 pression est presque impossible à être mesuré. L'appareil de Mosso est 

 plutôt un appareil de laboratoire, précieux, il est vrai, pour l'étude de 

 la pression des petits vaisseaux des doigls, mais sujet, à son tour, à 

 des causes d'erreur sous la dépendance des caouchoucs des doigtiers ou 

 de la manière de graduer la pression. L'un de nous (Vaschide), en col- 



