630 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



de bien des sortes et il en est de très l)ons. Cependant tous ont l'incon- 

 vénient de constituer des appareils à part, coiMant toujours un certain 

 prix et qu'on peut hésiter à se procurer. J'en avais imaginé un autrefois 

 (jui avait, entre autres avantages, celui de pouvoir être construit sans 

 grande difliculté avec le premier Mculaire venu: depuis je suis arrivé à 

 plus simple encore : c'est un diaphragme que l'on peut introduire à 

 volonté dans n'importe quel oculaire ordinaire, diaphragme qui est 

 muni d'un index que l'on peut faire apparaître ou disparaître du champ 

 microscopique par une simple secousse donnée à l'oculaire; en .sorte 

 que tout oculaire ordinaire peut être ainsi facilement transformé en 

 oculaire indicateur. 



Je présenterai d'abord un de ceux que je me suis construit moi-même, 

 qui m'a servi pendant longtemps, a toujours très bien fonctionné et que 

 chacun pourra reproduire facilement. Il est en liège noirci. A sa face 

 supérieure est une aiguille ayant comme celles des montres une extré- 

 mité amincie, et une plus large percée d'un trou ou formant un anneau. 

 Cette dernière extrémité est placée près de la périphérie du diaphragme 

 et y est maintenue en place par une tête d'épingle qui traverse son 

 trou et est implantée dans le liège. Elle est très mobile et pourrait se 

 déplacer en tous sens dans le plan du diaphragme, si elle n'était 

 limitée dans ses mouvements par des bouts d'épingle implantés dans le 

 liège en des points tels qu'elle ne peut prendre que deux positions : 

 dans l'une d'elles, elle se trouve complètement en dehors de l'ouverture, 

 donc invisible; dans l'autre, la pointe vient occuper le milieu de l'ouver- 

 ture diaphragmatique, et il suffit d'incliner un peu brusquement l'ocu- 

 laire à droite pour qu'elle apparaisse, de l'incliner à gauche pour qu'elle 

 disparaisse. Cependant, comme dans chacune de ces positions elle se 

 trouve dans une légère dépression, elle reste en place dans les mouve- 

 ments légers que l'oculaire peut avoir à subir dans les manœuvres 

 microscopiques. 



Voici maintenant l'appareil que j'ai fait construire et que l'on pourra 

 seprocureri'l). Celui-ci estentièrement métallique, il estmuni de trois ou 

 quatre petits ressorts qui montent de sa périphérie en divergeant quelque 

 peu, de façon à ce qu'il soit bien maintenu en place, même quand il 

 est mis dans des oculaires n'ayant pas exactement le même diamètre 

 intérieur. Ces ressorts sont assez, courts, afin que l'appareil puisse être 

 placé dans des oculaires un peu forts; leur extrémité libre est repliée 

 sur elle-même et forme un petit bourrelet, pour donner plus de 

 prise au |loigt quand on pousse l'appareil dans l'oculaire ou qu'on l'en 

 retire. L'aiguille est semblable à celle du modèle précédent et fonc- 

 tionne de la môme façon. Cependant si l'on veut en avoir une à pointe 

 très fine, on n'a qu'à en remplacer la pointe par l'extrémité d'un poil, 



[i) Chez M. Cogit. 



