SEANCE DU '2'S JLIN 631 



d'un cil, non usé. que l'on fixe à la face supérieure de la base de l'ai- 

 guille. 



La mise en place de ce diaphragme est des plus faciles; il suffit de 

 dévisser la lentille supérieure et et de le pousser dans l'oculaire contre 

 le diaphragme fixe de celui-ci. Ce diaphragme fixe doit être mis, bien 

 entendu, à une hauteur telle que la pointe de l'aiguille se trouve au 

 point. La manœuvre est la même, il suffit d'incliner un peu brusque- 

 ment l'oculaire à droite pour faire apparaître l'aiguille, à gauche pour 

 la faire disparaître; il faut seulement avoir pris un point de repère à la 

 surface extérieure de l'oculaire indiquant de quel côté est l'axe de 

 mouvement de l'aiguille, afin d'incliner l'oculaire dans le sens voulu 

 et faire apparaître ou disparaître l'aiguille à volonté et à coup sûr. 



DIAPHRAGME OCULAIRE MOBILE A OUVERTURE CARRÉE ET A FIL, 



par M. Malassez. 



Quand on veut compter des objets microscopiques se trouvant on 

 grand nombre dans une préparation, il faut avoir recours soit à un 

 quadrillage objectif, soit à un quadrillage oculaire, qui divisent le 

 champ de numération, en même temps qu'ils le limitent et le mesurent. 

 Mais quand ces objets sont en petit nombre; quand, par exemple, on 

 veut évaluer la proportion des diverses variétés de globules blancs dans 

 un sang «jui n'est pas leucémique à un très haut degré, il est plus com- 

 mode, plus rapide de faire marcher la préparation sous le microscope à 

 l'aide d'une platine ou d'une sur-platine mobiles et de compter les objets 

 au fur et à mesure qu'ils passent sous un fil mince placé transversale- 

 ment dans l'oculaire. Après avoir ainsi examiné une première tranche 

 de la préparation, on passe à celle immédiatement voisine, et ainsi de 

 suite tant qu'il est nécessaire. Depuis longtemps nous avons au labora- 

 toire d'histologie du Collège de France, à la disposition de tous ceux 

 qui y travaillent, un oculaire que j'ai spécialement disposé pour ce 

 genre de recherches. C'est un oculaire micrométrique dont j'ai tout 

 simplement remplacé la glace par un diaphragme en carton noirci 

 ayant une ouverture carrée et sur lequel j'avais collé un mince fil de soie 

 traversant l'ouverture parallèlement à deux des entés du carré. Je n'in- 

 siste pas, M. Jolly (1) ayant déjà parlé de cet appareil. Il est très com- 

 mode; mais il m'a semblé qu'il serait plus simple encore d'avoir un 

 diaphragme oculaire mobile à fil qu'on n'aurait qu'à introduire dans le 



(I; Sur la iiuméralion des difft'Tontes variétés de globules blancs du sang, 

 Arch.dc métl. expérimcnt., l"'' juillet IH'JG. 



