632 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



premier oculaire ordinaire venu, comme on le fait pour le diaphragme 

 ù index que je viens de décrire. J'en ai fait construire (1) deux modèles 

 un peu différents. 



a] Le plus simple est un diaphragme métallique encore surmonté de 

 trois ou quatre ressorts, dont l'ouverture est carrée et traversée par un 

 fil ou un cheveu très fins. Il va très bien et, l'examen fini, l'on n'a qu'à 

 retirer le diaphragme de l'oculaire, si l'on ne veut pas être gêné par la 

 présence du fil dans le champ microscopique. 



h) Le second modèle n'a pas ce très léger inconvénient, le fil étant mo- 

 bile. Il est, en effet, tendu sur une sorte de petit arc formé de trois par- 

 ties rectilignes : une moyenne et deux latérales perpendiculaires à la 

 moyenne. Celle-ci est placée le long d'un des côtés de l'ouverture et 

 peut tourner sur elle-même; en porle que les parties latérales peuvent 

 être transportées avec le fil qu'elles supportent, soit en dedans du côté 

 de l'ouverture du diaphragme, soit en dehors du côté de sa périphérie; 

 dans le premier cas le fil apparaît dans le champ, dans le second il est 

 en dehors et par conséquent invisible. Et pour produire ce mouvement, 

 ce transport, il suffit encore d'incliner l'oculaire soit dans un sens, soit 

 dans l'autre ; un point de repère extérieur indiquera le sens dans lequel 

 on devra faire cette inclinaison pour agir à coup sûr. 



J'ajouterai qu'il est très facile de se construire soi-même des appareils 

 de ce genre. 



OCULAIRliS MICROMÉTRIQUES. DlAPHRAGME OCULAIRE MOBILE PORTE-GLACE, 



par M. Malassez. 



Les oculaires à glace micrométriques que l'on trouve dans le commerce 

 présentent plusieurs inconvénients : chez tous ou presque tous, la mise 

 au point s'obtient en faisant monter ou descendre la lentille supérieure ; 

 il en résulte que l'on modifie la distance entre les deux lentilles, que 

 l'on n'obtient pas toujours le meilleur effet optique que l'on pourrait 

 avoir. Chez certains d'entre eux la mise au point ne peut être ni fixée, 

 ni môme notée; en sorte qu'il faut la rechercher à chaque fois, évaluer 

 aussi chaque fois la valeur d'une division micrométrique. Chez d'autres, 

 elle peut bien être fixée; mais alors on ne peut dévisser la lentille supé- 

 rieure, pour la nettoyer par exemple, sans risquer de perdre cette mise 

 au point et rien n'existe permettant de la retrouver d'emblée. 



J'avais depuis longtemps cherché à remédier à ces inconvénients et 

 imaginé, essayé un certain nombre de dispositifs divers. Quelques-uns 



(1) Par MM. Duvollet. 



