SÉANCE DU 23 JL"L\ 633 



m'ont donné de bons résultats; mais c'est encore le système des dia- 

 phragmes oculaires mobiles qui me semble la solution la plus simple, 

 puisqu'il permet de transformer tout oculaire ordinaire en oculaire 

 micrométrique. J'ai fait construire (1) les deux modèles suivants : 



a) Le premier se dépose comme les précédents sur le diaphragme fixe 

 de l'oculaire, et il est comme eux surmonté de ressorts légèrement diver- 

 gents destinés à le maintenir en place. La glace micrométrique se meta 

 sa face supérieure; pour faciliter son passage, on a ménagé entre deux 

 de ces ressorts le plus grand espace possible et, pour la fixer, il existe un 

 ressort, presque horizontal, de forme demi circulaire, dont les deux 

 extrémités viennent, à la façon de valets, s'appuyer sur la glace en deux 

 points opposés de sa périphérie. Pour la mettre en place, il suffit de la 

 faire passer sous ce ressort qui est très flexible. 



b) Le deuxième modèle de diaphragme porte-glace diffère du premier, 

 aussi bien que des diaphragmes à index et à fil précédemment décrits, 

 en ce qu'il ne se dépose plus simplement sur le diaphragme fixe de 

 l'oculaire, lequel est supprimé. Il se soutient de lui-même à la hauteur 

 que l'on veut, grâce à une lame verticale le long de laquelle il peut 

 glisser et se fixer, lame qui va prendre son point d'appui soit sur la 

 monture de la lentille inférieure, soit sur un rebord fixe disposé à cet 

 effet au bas de l'oculaire. Elle porte une échelle millimétrique 

 indiquant la hauteur à laquelle le diaphragme se trouve dans l'oculaire ; 

 ce qui rend la mise au point beaucoup plus facile, permet de la noter très 

 exactement et par conséquent de la retrouver d'emblée si elle a été 

 changée ; en sorte que plusieurs observateurs ayant des vues différentes 

 peuvent se servir du même oculaire, un même observateur d'oculaires 

 très différents, et cela sans la moindre perte de temps, du moment que la 

 mise au point a été déterminée une première fois pour chaque obser- 

 vateur et chaque oculaire. L'extrérnité supérieure de la tige verticale est 

 légèrement repliée en dedans afin de donner prise au doigt quand on 

 veut mettre en place l'appareil dans l'oculaire ou l'en retirer. Enfin deux 

 petits ressorts verticaux quelque peu divergents partent du diaphragme 

 et servent à maintenir l'appareil en place et dans la verticalité. Quant à 

 la glace micrométrique elle est placée et maintenue comme dans le mo- 

 dèle précédent. 



Sur l'un ou l'autre de ces deux modèles de diaphragme porte-glace, on 

 peut placer, au lieu de glaces micrométriques ou quadrillées, des dia- 

 phragmes ayant des ouvertures de forme et de grandeur variées, voire 

 même des diaphragmes à index et à fil semblables à (;eux précédemment 

 décrits, sauf qu'ils sont sans ressorts, lesquels seraient inutiles; si bien 

 que ces diaphragmes à glace peuvent servira une série d'usages divers. 



(1) Par -MM. Uuvollet. 



liioLooiE. Comptes hendus. — 1900. T. LU. 48 



