646 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Sur une cause d'erreur dans les tracés myograpuiques, 

 par M. GflASSAiNG. 



Parmi les causes mulliples, qui entachent d'erreur les tracés myogra- 

 phiques, une des plus importantes est celle qui tient à l'inertie des 

 pièces en mouvement. Cette inertie se manifeste d'une manière diffé- 

 rente, suivant la façon dont la force motrice agit sur le levier mobile, 

 et en particulier, suivant que cette liaison se fait par l'intermédiaire de 

 fils plus ou moins élastiques. M. Marey a montré l'importance de cette 

 élasticité des transmissions à l'aide de la balance à encliquetage, et 

 nous avons retrouvé un phénomène analogue en étudiant l'influence de 

 la nature du fil qui relie un muscle au myographe. 



Voici l'observation fondamentale que nous avons faite. En opérant 

 avec un fil de soie ordinaire, si l'on fait varier la longueur du fil qui 

 relie le muscle au myographe, on voit la hauteur de la secousse enre- 

 gistrée varier avec la longueur du fil dans des proportions considérables. 

 Lorsque ce fil est très long, la hauteur de la courbe enregistrée est 

 moindre qu'elle ne devrait l'être, puis le fil diminuant de longueur la 

 hauteur enregistrée augmente, passe par la valeur qu'elle devrait avoir 

 réellement, et finit par la dépasser beaucoup. Ces expériences ont été 

 faites en employant, au lieu d'un muscle naturel, un appareil à excen- 

 trique basé sur la méthode de Donders, et qui donnait un raccourcisse- 

 ment d'une loi toujours la même. 



Nous citerons l'exemple suivant. Pour un poids tenseur du myographe 

 égal à 30 grammes, longueur du levier 13 centimètres, amplification 

 12^o, alors que la hauteur de la courbe enregistrée devrait être de 21 mil- 

 limètres, nous la voyons varier de 15 millimètres à 68 millimètres quand 

 la longueur du fil passe de 1 mètre à O^SO. 



Pour d'autres poids tenseurs les chiffres sont différents, mais 

 toujours nous voyons les plus grands écarts se produire pour les fils 

 relativement courts, c'est-à-dire pour ceux que l'on emploie communé- 

 ment dans la pratique. 



Ces résultats varient évidemment suivant l'espèce de fil employé. 

 Ainsi un fil métallique ne s'allongeant que très peu à la traction se com- 

 porte comme un fil de soie court, même lorsqu'il est très long, c'est- 

 à-dire qu'il donne des secousses trop hautes. Si l'on intercale sur le 

 trajet du fil métallique, un brin élastique, on voit se reproduire tous les 

 phénomènes signalés pour le fil de soie, suivant que ce brin est plus ou 

 moins important. 



{Travail du laboratoire des travaux pratiques de Physique biologique 

 de la Faculté de Médecine de Paris.) 



