SÉANCE DU ^2S JUILLET 725 



la hauteur de la mise au point, donc de la retrouver d'emblée si on a 

 pris soin de la noter. 



3° En dehors du tube oculaire et glissant encore à frottement doux 

 sur lui, est un troisième tube qui, lui, est destiné à fermer les fenêtres du 

 tube oculaire. De plus, quand on le met en place, il appuie sur un ressort 

 fixé au Lube oculaire ; ce ressort vient presser le tube intérieur et le 

 maintient ainsi à la hauteur à laquelle il a été mis. Le tube extérieur étant 

 en place, on peut dévisser et revisser à volonté les deux lentilles de 

 l'ocalaire, sans risquer de déranger quoi que ce soit. 



Si l'on veut mettre au point, on baisse le tube extérieur jusqu'à ce que 

 les deux petites fenêtres et le ressort de fixation soient dégagés; si on 

 veut mettre la glace micrométrique en place ou la retirer, on l'abaisse 

 davantage, jusqu'au niveau du diaphragme intérieur. 



IL — L'autre oculaire micrométrique n'a qu'un seul tube aux deux 

 extrémités duquel sont les deux lentilles, comme cela a lieu dans les 

 oculaires ordinaires et il peut d'ailleurs être construit avec le premier 

 venu de ces oculaires. A la face inférieure de la lentille supérieure, près 

 de son pas de vis, sont implantées deux tiges verticales le long desquelles 

 peut monter ou descendre un diaphragme porte-glace. Ces mouvements 

 d'ascension ou de descente sont déterminés du dehors par une vis sans 

 fin qui traverse le diaphragme, traverse la monture de la lentille supé- 

 rieure et se termine à la face supérieure de celle-ci par un bouton 

 aplati. La périphérie de ce bouton dépassant un peu la bordure de cette 

 monture, il est très facile de le faire tourner avec le doigt, soit dans un 

 sens, soit dans l'autre, et par conséquent de mettre au point. 



Une échelle millimétrique placée contre l'une des tiges verticales 

 directrices, ainsi qu'une graduation de la périphérie du bouton de la 

 vis sans fin, permettent de déterminer très exactement la hauteur de la 

 mise au point. En dévissant la lentil-le supérieure, tout le système vient 

 avec elle et il est facile de mettre en place ou de retirer la glace micro- 

 métrique, de voir quelle est la hauteur de la mise au point, ou de la 

 retrouver si elle a été déjà déterminée; très facile enfin de nettoyer la 

 lentille (1). 



(!) Ces deux nouveaux oculaires micrométriques, ainsi que la série des 

 diaphragmes oculaires mobiles présentés le 2:5 juin ij'ai oublié de le dire 

 alors), se ijeuvenl voir à l'Exposition dans la vitrine du laboratoire d'iiistologie 

 du Collège de France, à l'Enseignement supérieur (Classe III i. Ils ont été cons- 

 truits l'un et l'autre par MM. Duvollet. 



