726 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Nouveaux modèles de porte-loupes, 

 par M. Ma LASSEZ. 



J'ai présenté autrefois (1) à la Société un porte-loupe qui a, ce me 

 semble, de grands avantages ; mais il est peu portatif, c'est un instrument 

 de laboratoire; déplus, en raison de sa construction soignée, il revient 

 assez cher. J'ai cherché depuis à en faire faire qui d'une part soient 

 plus simples, meilleur marché, et d'autre part assez légers, assez peu 

 encombrants pour être facilement emportés en voyage. Cela m'a conduit 

 aux modèles suivants : 



1° Le premier est tout simplement un porte-loupe ordinaire à bras 

 oblique dont le pied lourd a été enlevé et remplacé par une pince qui 

 permet de le fixer sur le premier microscope venu; c'est donc le micros- 

 cope qui sert de pied, c'est sa crémaillère, et, si besoin est, sa vis micro- 

 métrique que l'on utilise pour la mise au point. Il est très commode. 



2° Le deuxième modèle est un perfectionnement du précédent. Le 

 bras est formé de deux tiges au lieu d'une seule, et les deux tiges sont 

 disposées en parallélogramme. Il en résulte que dans les grands mou- 

 vements qu'on doit faire subir au bras quand on commence à mettre au 

 point avec la main, la loupe reste toujours horizontale, quelle que soit 

 l'obliquité du bras. On n'a donc pas à rectifier sa position à chaque chan- 

 gement de hauteur. 



Toutes les articulations, au lieu d'être à frottement plus ou moins dur, 

 sont à frottement doux, et l'une d'elles (j'ai choisi l'une de celles voisines 

 de la loupe) est munie d'une forte vis de serrage ; en sorte qu'en des- 

 serrant cette vis, les changements de position se font avec la plus grande 

 douceur; tandis que si on la serre, tout le système se trouve solidement 

 maintenu en place et peut alors supporter, sans céder, des loupes relati- 

 vement lourdes. 



La pince qui fixe ce bras au microscope possède une vis de serrage, 

 dont la tige est assez longue et dont le bouton, assez lourd, peut glisser 

 sur cette tige, et par conséquent être éloigné et rapproché; cela fait un 

 contrepoids de force variable qui permet d'employer des bras relati- 

 vement longs et des loupes relativement lourdes sur des microscopes 

 relativement légers. 



Enfin la pince qui sert à saisir les loupes est disposée de façon à main- 

 tenir celle-ci en avant du bras, à une distance telle de celui-ci que le 

 nez de l'observateur ne risque pas de buter contre lui. Cette pince est 

 en plus disposée pour saisir les loupes de diamètres très différents. Celle 

 que j'avais adoptée pour mon premier modèle de porte-loupe, l'ancien, 



(1) Séance du 4 mai 1889. Archives de médecine expérimentale, 1889, p. 45o. 



