786 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



PeRFECïIONXEMENTS API'ORTÉS a la seringue a fiston en VERliE, 

 DE LA MAISON WULFING-LUER, 



par M. M A LASSEZ. 



J'ai présenté à la Société (1), il y a quelques années, une seringue en 

 verre dont le piston était également en verre, seringue que j'avais 

 demandée à plusieurs fabricants et que seul M. Wulfîng-Luër était 

 arrivé à faire construire. Ce n'avait pas été sans peine, mais le résultat 

 obtenu était excellent : étanchéité parfaite du piston, douceur extrême 

 des frottements. On avait cru tout d'abord qu'une telle seringue ne 

 pourrait supporter la stérilisation par la chaleur; il m'avait même fallu 

 dans une certaine circonstance donner au fabricant un certificat consta- 

 tant qu'elle pouvait être stérilisée à l'eau bouillante et à l'autoclave à 

 130 degrés. On avait encore cru qu'elle serait trop fragile. En réalité, 

 elle est plus facilement stérilisable et ni plus ni moins fragile que les 

 autres seringues en verre. On le reconnaît maintenant peu à peu, on 

 constate ses grands avantages; aussi se répand-elle de plus en plus et 

 partout. Ce n'est pas à dire qu'elle soit parfaite en tous points ; elle pré- 

 sente certains inconvénients auxquels je cherche à remédier; tels sont 

 les deux suivants. 



Le premier inconvénient dont je parlerai est une conséquence de 

 l'une de ses qualités, de l'extrême douceur des frottements du piston: il 

 arrive en effet que celui-ci ne frotte pas suffisamment, si bien qu'en 

 inclinant la seringue en bas il s'enfonce sous l'influence de son propre 

 poids et que le liquide contenu dans la seringue s'échappe ; tandis que 

 si on l'incline en sens inverse, le piston tend à sortir et de l'air entre 

 dans la seringue. Avec un peu de pratique, on arrive à prendre certains 

 tours de mains qui permettent d'éviter ces inconvénients; mais il vaut 

 encore mieux en supprimer la cause et j'y suis arrivé à l'aide du petit 

 appareil très simple que voici : deux bagues brisées formant ressort, 

 reliées entre elles par un petit arc. L'une des bagues, la plus large, se 

 place à l'extrémité supérieure du corps de la seringue, juste en-dessous 

 du rebord de l'ouverture du pavillon; du même coup, l'autre se place 

 au contraire juste au-dessus de ce rebord en avant de l'ouverture, et, 

 comme son diamètre est un peu plus petit que celui du piston, elle le 

 serre plus ou moins et lui constitue une sorte de frein. J'ajouterai qu'il 

 est assez facile de se construire soi-même un appareil de ce genre avec 

 un peu de fil de fer ; tel est celui que je vous présente et qui fonctionne 

 très bien. 



L'autre inconvénient dont je parlerai ne se produit que dans certaines 



(d) Séance du 3 novembre 1894. 



