Opevofa T hevmometri. Fabrica. 371 
fervat rationem, quam Barometrum habet Hugenianum , cujus 
fequente Obf. facta eft mentio, fed pyxides funt gracilioreslon- 
gé in Thermometro ac oblongiores , neque tantüm tubos fupe- 
rant amplicudine, aperto autem Barometri tubo in fummitace 
bulla annexa e(t ampla fatis ad Thermometrum veró cefficien- 
dum fit primó Barometrum' Hugenianum, tubique aperti ac 
pyxidis illi jurictz medietatibus fpiritu vini tin&o repletis glaciei 
immergitur bulla, donec vini fpiritus coacto à fummo frigore 
bulle aére in anguftias attollatur à premente Mercurii cilindro 
ad bulla usque confinia, ficque candem exili bull orificio her- 
meticé claufo paratum fic Thermometrum minutiffimas quas- 
que caloris frigorisque viciflicudines oftendens. —Vidi nuper 
Machinamenri i(tius elegantis fpecimen Parifiis huc allatum ,;im- 
perité tamen ab 1is, queis demandata erat illa provincia, Mercu- 
rio fpirituque vini replecum , relictis in fummo occlufi cubi fpi- 
rulis quibusdam aéreis exactitudinem turbantibus ; ceftacur veró 
hoc Thermometri genus de ingenio Autoris , habetque id com- 
modi , quod, utut hermericé figillatum fic, aér camen potiffimas 
in efficiendis mutationibus obeat partes ; non liquor palpabilis 
uti in florentino; Quanquam ipfa illa inter cilindrum mercuria- 
lem aéremque ipfi contranitentem zquilibratio incertitudinem 
graduum augere potius videatur, cum difficile fit ifta ita inter 
fe temperare, ut certis de caloris frigorisque vicifficudine inter- 
vallis ceftari, palmamque. quibuscunque aliis Thermometrorum 
fpeciebus praripere jure queat. Et quid non expectandum erit 
à folutione problematis Obf. fequ. allegati , ubi plura Thermo- 
metrorum genera quibuscunque aliis antcferenda promittuntur, 
quz vel eo titulo avidé expectamus , quod facilia dicantur para- 
tu,parvoque molimine confítruenda.  Eccur enim , quafo, per 
ambages quzrimus, fabricasque tam difficiles, quod via obtinc- 
mus facili ; Mihi fane fimpliciora illa hactenusque confueta Ther- 
mometra id praftanc aguntque , quod expce&tare à ftructuris qui- 
buscunque vel fümmo conftantibus artificio licet, adeó, ut ne 
aperta quidem Thermometra repudianda mihi videantur, Dices 
| Aaa 2 equi- 
