•252 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCITXŢE 



11 resulte de ces recherches que la difference (iV — n) est inde- 

 pendante de la temperature â laquelle on opere et de Pajustage 

 de l'appareil. 



Quelques exemples demontreront ce fait. 



L'eau de Marienbad (Kreuzbrunnen) a. â la temperature de 17' 1 . 

 un indice N=i, 33 500; l'eau distillee â la meme temperature 

 a l'indice 72=1,33336. En determinant l'indice de ces memes eaux 

 â la temperature de 12 on obtient N= 1,33533 et n — i >3336q. 



La difference de (N=n) a 17 et â 12° est la meme, c'est-â-dire 

 0,00164. 



Le refractometre le plus pratique pour la determination de l'in- 

 dice des eaux minerales est celui de Pulfrich : cet appareil vous 

 donne avec exactitude jusqu'â la cinquieme decimale inclusivement. 



La temperature est indiquee par un petit thermometre qu'on 

 introduit dans le cylindre de verre ou l'on met l'eau minerale. 



Les divisions du refractometre sont marquees en degres qu'on 

 transforme en indice de refraction â l'aide d'un tableau anexe a 

 l'appareil. 



La determination be fait â la lumiere du sodium soit avec un 

 bec Bunsen, soit avec une lampe â alcool Barthel. 



Pour trouver la relation qui existe entre l'indice de refraction et 

 le residu fixe des eaux numerales etudiees, on en a evapore en- 

 viron 100 gr. au bain mărie, puis seche le residu â 100 — 105 

 jusqu'â poids constant, on calcule pour un litre. 



En voit d'apres le tableau suivant qu' entre le residu fixe des diffe- 

 rentes eaux et l'indice de refraction.il existe une relation constante. 



II est evident quelaconnnaissance de cet indice peut senar a ca- 

 racteriser les eaux minerales et qu'ainsiil peutetre utilise pour leur 

 controle, d'autant plus que ces determinations ne demandent que 

 quelques minutes. 



Dans le tableau suivant on a arrange les eaux examinees d'apres 

 la grandeur de leur indice de refraction 



