KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 31. N:0 I. 17 



L'humidité relative serait, admet-on, de — 20° ä 0°: 70 %, ä +10°: 60 %, a 

 + 20°: 50 % et a +30°: 40 %. 



L'inexactitude possible des moyennes, qui peut provenir de l'incertitude dans l'éva- 

 luation de ces deux facteurs, ne dépasserait point, dans les moyennes particuliéres pour 

 les stations les plus hautes, situées a 300 et 400 in. d'altitude, les seules ou cette inexac- 

 titude puisse avoir quelque importance, le chiffre de O.i a 0.2 mm. 



Il nous resterait encore ä reduire les moyennes mensuelles en moyennes diurnes 

 vraies. Nous avons cependant négligé de le faire et cela pour deux raisons. La premiére 

 c'est que les corrections nécessaires a cet effet, ne sont pas exactement connues pour les 

 différentes parties du pays, et la seconde, c'est que ces corrections sont fort minimes: 

 pour Upsala, p. ex., elles ne s'élévent qu'a quelques centiémes de millimétre. 



5. Corrections supplémentaires. 



Une fois les moyennes ramenées au niveau de la mer et a la pesanteur normale et 

 reportées sur les cartes apres correction des défectuosités d'instruments signalées plus haut, 

 on constata, dans la marche des lignes barométriques tracées, un certain nombre de petites 

 irrégularités. Ce fait prouvait que les corrections obtenues par voie de comparaison 

 n'étaient pas suffisantes et qu'il restait encore des erreurs ä rectifier. 



D'aprés notre expérience personnelle, ces défectuosités étaient principalement dues 

 aux causes suivantes, savoir: 



l:o ä ce que la capillarité des tubes barométriques s'était modifiée avec le temps, 

 surtout dans la branche inférieure et que, peut-étre, elle avait été quelque peu différente 

 a différentes hauteurs barométriques; 



■ 2:o a ce que le mercure de cette méme branche s'était peu a peu oxydé et que le 

 tube de verre s'était sali, de maniére a compromettre la precision de la lecture de l'in- 

 strument ; 



3:o a ce que la mise au point de 1'instrument elle-méme a parfois varié dans une 

 méme station, par suite du changement des observateurs ou de leurs aides, pendant les 

 périodes comprises entré les inspections. 



Pour la partie la plus ancienne de la serie d'observations, 1860 — 1873, les incon- 

 vénients dus a ces sources d'erreurs étaient si grands que le prof. Rubenson qui s'était 

 donné beaucoup de peine pour 1'étudier, ne crut pas devoir publier les resultats de son 

 travail. Pendant la derniére partie, au contraire, depuis 1873, l'influence pernicieuse de 

 ces causes d'erreurs a été, au fur et a mesure, considérablement atténuée et a méme, en 

 partie, été entiérement supprimée. Cette amélioration des données a été obtenu de di- 

 verses maniéres: en remplacant ou en nettoyant plus souvent les instruments, en exécutant 

 plus fréquemment des inspections et des comparaisons, et enfin, en munissant ä partir de 

 1890, la branche inférieure des barométres d'un tube plus large (de 15 ä 18 mm.). 



J'ai essayé différentes méthodes pour arriver ä supprimer autant que possible les 

 erreurs variables précitées et autres défectuosités plus ou moins accidentelles, et pour mettre 



K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 31. N:o 1. 3 



