1. Le barométre normal. 



Lors de 1 'organisation des stations, les barométres furent ramenés a un barométre 

 a cuvette de Pistor, de 1'Observatoire de Stockholm, corrigé d'aprés le barométre normal 

 de l'Observatoire de Paris. La correction de ce barométre de Pistor était, d'aprés les 

 comparaisons faites par M. M. Bravais et Martin en 1839, de + O.eo mm. A partir de 

 1873 ou quelques années plus töt, on a employé comme barométre normal, un barométre 

 a large cuvette, Pistor et Martins 579, appartenant au cabinet de physique de l'Académie 

 des Sciences. Ce barométre est gradué en pouces et lignes de Paris et est pourvu d'un 

 microscope pour observer la surface supérieure. D'aprés le professeur Edlund-; son échelle 

 coinporte une correction de + O.045 mm. L'expression »Barométre normal de Stockholm», 

 qui se retrouve dans la suite de 1'ouvrage, désigne donc cet instrument avec, en plus, 

 la correction indiquée. 



Depuis 1878 au moins, le barométre Pistor et Martins 579, d'aprés 1'expérience 

 personnelle de 1'auteur et de plusieurs autres personnes, a été fort difficile ä ajuster avec 

 precision. En effet, la surface supérieure du mercure, au lieu d'étre convexe était plane 

 ou légérement concave et adhérait d'une maniére parfois assez inégale aux parois du tube 

 de verre, de sorte qu'ä la suite de chocs méme légers on a pu obtenir un ajustage et 

 des indications fort différents. Lors de comparaisons avec des barométres de voyage on 

 a donc du exécuter de nombreux relevés pendant plusieurs jours consécutifs pour arriver 

 ä un resultat ä peu prés exact. 



A la fin de 1'année 1894, une reparation fut effectuée; elle consista principalement 

 dans la pose d'un nouveau tube de verre, en conservant Tanden mercure. Comme ce- 

 pendant le barométre ainsi arrangé continuait a ne pas fonctionner d'une maniére satis- 

 faisante, on cessa de s'en servir comme barométre normal; ä sa place on employa provi- 

 soirement en cette qualité le barométre normal de l'Observatoire météorologique d'Upsala. 

 La derniére comparaison avant la reparation eut lieu les 24 — 31 octobre 1894. 



D'aprés les savants étrangers, de passage a Stockholm, la relation entré 1'instrument 

 Pistor et Martins 579 et les barométres normaux de quelques autres pays, serait la 

 suivante : 



