DES SCIENCES NATURELLES. 



13 



C. en M. F. 



T sec. 



VT 



W ohms 



L cm. 10« 



2 



0.002944 



340 



11.5 



122.1 



4 



0.002097 



477 



11.52 



111.5 



0.2 



0.000941 



1062 



13.0 



412.2 



0.05 



0.000485 



2062 



17.38 



1 1 1 . 7 



0.04 



0.0002125 



4706 



40.92 



114.5 



0.002 



0.0000971 



10299 



164.32 



119.0 



0.00045 



0.00005064 



19747 



845.4 



1 53 . 



La résistance pour 20000 oscillations est environ 1 00 

 fois : plus grande que celle de la loi d'Ohm ; elle augmente 

 à peu près proportionnellement au carré du nombre 

 d'oscillations; cette loi ne s'applique pourtant plus au 

 cas du plus grand nombre d'oscillations observées. Le 

 coefficient de selfinduction augmente aussi avec le 

 nombre des oscillations lorsque celui-ci est grand; 

 lorsqu'il est plus petit, il se comporte d'une manière 

 qui a également été observée par Dolezalek. M. le D r 

 H. Mayer' a mesuré d'après cette méthode W et L 

 pour cinq bobines avec des fils d'épaisseur différente. 

 Les résultats permettent de voir la variation de W et L 

 suivant l'épaisseur du fil. 



M. P. Weiss, professeur au polytechnicnm de Zurich, 

 présente un nouveau fréquence-mètre. Cet appareil 

 a pour but de mesurer exactement la fréquence d'un 

 courant alternatif. Il se compose d'une corde vibrante 

 de tension variable, en fer, soumise, en son milieu, à 

 l'action d'un électro-aimant parcouru par le courant à 

 étudier. La tension de la corde se compose d'une partie 

 fixe, obtenue au moyen d'un contre-poids et d'une partie 



1 H. Mayer. Dissertation, 1904. 



