DES SCIENCEJ NATURELLES. 



15 



L'appareil, tel qu'il est, permet de mesurer la fré- 

 quence d'un courant alternatif entre 40 et 60 périodes 

 par seconde à 7 1000 près environ. Il serait facile d'aug- 

 menter encore cette précision si cela était nécessaire ; 

 en faisant en sorte, par exemple, que toute l'étendue 

 du cadran divisé corresponde à l'intervalle entre 49 et 

 51 périodes par seconde. 



Mais cela n'a pas paru utile jusqu'à présent. La sen- 

 sibilité actuelle suffit à montrer toutes les variations 

 accidentelles de la fréquence qui se produisent quand, 

 par exemple, on couple un alternateur supplémentaire 

 avec ceux qui étaient déjà en fonction, ou quand, au 

 moment de la chute du jour, la charge du réseau croît 

 brusquement par l'allumage des lumières. 



On peut, avec cet appareil, retrouver facilement les 



Fig. 2. 



apparences qui accompagnent la synchronisation et qui 

 ont été étudiées si élégamment par le regretté Alfred 

 Cornu. Lorsque la période du courant est différente de 

 la double période de la corde, l'amplitude du mouve- 

 ment vibratoire passe par une série de valeurs repré- 

 sentées par les rayons OP d'une spirale logarithmique 

 pour aboutir finalement, quand le régime permanent 



