DES SCIENCES NATURELLES. 29 



canal reçoit des chocs, et la force vive qui lui est ainsi 

 communiquée le transforme en une sorte de bélier hy- 

 draulique : le niveau s'élève alors dans le puits, la sim- 

 ple pression hydrostatique n'ayant pas le temps de rame- 

 ner l'équilibre pendant l'intervalle qui sépare deux chocs. 



A cause de cette action dynamique, on trouverait vers 

 le voisinage des côtes exposées aux vents un niveau 

 moyen supérieur au niveau réel du large. L'auteur a 

 soutenu déjà 1 que c'était de cette cause que provenait le 

 manque d'accord entre les résultats du nivellement de 

 précision et ceux des mesures faites au bord de la mer. 



L'appareil que présente M. Amsler - Laffon tient 

 compte de ces difficultés ; il peut être employé sans né- 

 cessiter de coûteuses installations préliminaires, et ses 

 indications sont indépendantes du choc des vagues. 



Voici le principe de l'appareil de M. Amsler-Laffon : 

 un tuyau de plomb aboutit par une de ses extrémités, 

 s'ouvrant dans une cloche large et pesante, en un point 

 assez profond pour que l'effet des vagues sur la pression 

 de l'eau ne se fasse pas sentir. L'autre extrémité arrive 

 à la côte et se termine par un syphon à moitié rempli de 

 mercure. Par une branche latérale on exerce une pres- 

 sion d'air jusqu'à ce que toute l'eau soit refoulée hors 

 du tuyau, qui se trouve ainsi rempli d'air ainsi que la 

 cloche qui le termine sous l'eau. Il s'établit un équilibre, 

 et la différence des niveaux du mercure dans les deux 

 branches du syphon mesure la pression de la colonne 

 d'eau qui pèse à l'extrémité du tuyau dans la cloche. Un 

 flotteur enregistre les niveaux du mercure dans la bran- 

 che ouverte. Les fuites, ou diminutions quelconques de 



1 Lors de la mesure de la base à Aarberg. 



