18 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



plongeant jusque vers le milieu du manteau de liquide 

 volatil. La lecture de ce thermomètre se fait sur une gra- 

 duation placée à 700 millimètres du réservoir, soit au 

 dehors de l'appareil. 



On peut donc suivre par les indications du thermo- 

 mètre placé dans cette gaine métallique les variations 

 moyennes de la température du réfrigérant. 



Une petite quantité d'alcool absolu, ou d'éther sulfu- 

 rique, versée au préalable dans le fond de la pochette 

 métallique qui reçoit le thermomètre, assure un parfait 

 contact entre le réservoir du thermomètre et le liquide 

 volatil, noyant l'autre paroi de la gaine. 



Les thermomètres sont très variés comme liquide uti- 

 lisé dans leur construction. 



Nous employons l'alcool éthylique pur, l'éther sulfuri- 

 que pur, l'alcool méthylique, l'acide sulfureux, etc., etc. 

 Ce sont les thermomètres à alcool et à éther dont nous 

 nous servons ordinairement, après les avoir comparés au 

 thermomètre à hydrogène. Ce dernier est celui qui donne, 

 sous quatre pressions différentes, la température vraie la 

 plus probable. Dans les très basses températures nous 

 faisons quatre lectures du thermomètre à hydrogène sous 

 la pression de deux atmosphères, une atmosphère, at ,50 

 et at ,l et nous constatons par la réduction des résultats 

 à la loi de Mariotte et Gay-Lussac que les quatre obser- 

 vations concordent sans trop d'écart. 



Si les variations sont trop grandes et dépassent les 

 limites d'erreurs, compatibles avec ces sortes de recher- 

 ches, on écarte l'observation. 



Après avoir contrôlé ainsi tous les thermomètres à alcool 

 et à éther sulfurique, nous nous servons exclusivement de 

 ces derniers bien plus commodes pour l'usage courant. 



