( 8i8) 

 deux-centième d'atmosphère. Sur un tube rie verre de même longueur, 

 -Pô d'atmosphère deviendra sensible. 



» Le baromètre, thermomètre ou réfracteur optique, a déjà toute la 

 commodité désirable quand il doit être employé dans une chambre obs- 

 cure. Comme instrument usuel et de voyage, il recevra encore, sans doute, 

 diverses améliorations. Au verre compensateur, mobile autour du centre 

 d'un cercle gradué, dont M. Arago fesait usage dès ses premières expé- 

 riences d'interférences, on substituera peut-être avec avantage une sorte 

 de verre à faces parallèles et à épaisseur variable, imaginé par M. Babinet. 

 Ce verre se composera de deux prismes du même angle placés en sens con- 

 traires ; les rayons lumineux le traverseront toujours perpendiculairement et 

 son épaisseur totale ira graduellement en diminuant, à mesure que par un 

 mouvement rectiligne, les deux prismes, ajustés d'abord de manière que 

 l'angle de l'un répondît à la base de l'autre, se rapprocheront de la position 

 où les angles eux-mêmes se correspondraient. Il reste aussi à trouver 

 une méthode simple ilont les artistes constructeurs puissent faire usage 

 sans de trop longs tâtonnements , pour amener à des conditions d'interfé- 

 rences utiles, des rayons lumineux qui , avant d'atteindre la loupe au foyer 

 de laquelle les franges se forment, étaient séparés les uns des autres de 

 plusieurs centimètres. Quant au moyen d'opérer sur les liquides, il n'y a 

 plus rien à chercher, puisque M. Arago a présenté à l'Académie les tubes 

 destinés à les contenir, et que ces tubes, d'après leur construction, doivent 

 inévitablement conserver les mêmes longueurs à toutes les températures. 

 Ajoutons, enfin, que la possibilité de substituer la lumière diffuse atmos- 

 phérique, à la lumière solaire ou à des lumières artificielles, pour la pro- 

 duction des franges, était déjà constatée par les appareils de diffraction 

 que M. Soleil fournissait depuis long-temps aux cabinets de physique (i). 



» M. Arago s'était abstenu de rattacher, par aucun point, la théorie 

 des nouveaux instruments au système des ondes; mais en terminant i-a 

 communication , il a annoncé que dans un autre mémoire de pure dis- 

 cussion , il démontrera que les expériences d'interférences faites avec ses 

 appareils, sont en contradiction manifeste avec la théorie de l'émission 

 et la renversent de fond en comble. » 



(i) Lorsqu'au lieu d'aspirer à une extrême précision, on voudra se borner aux ap- 

 proximations dont les voyageurs se contentent presque toujours, on pourra substitue! 

 aux baromètres et thermomètres à interférences, des instruments optiques plus portatifs 

 encore que M. Arago se réserve de faire connaître dans une autre occasion. 



