( ï99 ) 

 suivant, que je nomme actinomètre électro-chimique (i), à l'aide duquel 

 j'ai fait les expériences qui sont consignées dans mon Mémoire, et dont 

 voici l'analyse. 



» Cet appareil se compose d'abord d'une table longitudinale de 2 à ';> 

 mètres de longueur, munie d'une règle divisée, le long de laquelle peut 

 se mouvoir avec très-peu de frottement une planchette de bois carrée, sup- 

 portant une cuve à eau. 



» Cette cuve est cubique et de 1 décimètre de côté; dans son intérieur, 

 rempli d'une solution étendue de sulfate de soude ou de toute autre solu- 

 tion conductrice de l'électricité, plongent deux lames d'argent de 25 centi- 

 mètres carrés chacune , peu épaisses et attachées à deux montants en cuivre 

 au moyen de fils d'argent; ce sont ces montants fixés sur la planchette, 

 qui font communiquer les lames avec les deux extrémités du galvanomètre. 

 En avant de la cuve à eau et sur la planchette, sont placés deux écrans : 

 l'un en cuivre est percé d'une ouverture verticale et rectangulaire de 1 cen- 

 timètre de largeur et ayant la hauteur de la cuve; cette ouverture corres- 

 pond au milieu de celle-ci, de sorte qu'en éclairant l'écran , il n'y a que la 

 portion de la lame d'argent immédiatement derrière l'ouverture qui soit 

 éclairée et qui reçoive les effets du rayonnement. 



« L'autre écran complètement opaque , peint en blanc , est placé visa vis 

 du précédent et immédiatement devant lui , lorsqu'on veut intercepter 

 toute action du rayonnement et connaître la portion du spectre solaire qui 

 frappe le centre de l'ouverture du premier écran. 



» J'ai étudié dans le I er paragraphe du Mémoire le spectre molaire pro- 

 duit par la réfraction d'un faisceau de rayons solaires à travers un prisme 

 de flint-glass. Si l'on rend le spectre horizontal parallèle à la longueur de la 

 table de l'actinomètre , et que la lame qui doit être exposée au rayonnement 

 (lame que je suppose être recouverte d'iodure d'argent ainsi que l'autre) 

 n'ait pas été impressionnée, en promenant cette lame au rouge au violet 

 et même au-delà, on n'obtient sous l'influence desrayoï.s les moins réfran- 

 gibles qu'une action très-faible; le courant ne commence à être sensible 

 que dans le bleu, puis il acquiert son maximun dans l'indigo et va ensuite 



(1) Le nom d'actinomètre, inventé par M. Hersobel , a été employé par M. Pouillet 

 penr désigner un appareil propre à mesurer la température zénithale. Je crois qu'en 

 y ajoutant le mot électro-chimique, on désigne très-bien l'usage de cet appareil; car, 

 d'après ce que nous verrons plus loin , il sert à comparer les effets des rayons chimkrueft 

 au moyen des courants électriques développés sous leur influence. 



