(45o) 



exprimer notre surprise de voir en dehors de la nébuleuse proprement 

 dite, cinq étoiles entourées d'une très-forte nébulosité. Jusqu'ici les astro- 

 nomes n'avaient remarqué cette intense chevelure qu'autour d'une seule 

 de ces cinq étoiles. 



M. Passot demande que l'Académie se fasse rendre compte le plus 

 promptement possible du Mémoire qu'il a présenté récemment sur le frein 

 dynamométrique de Prony. 



météorologie. — M.^rago met sous les yeux de l'Académie un hygro- 

 mètre que M. Savary avait fait construire, et qu'il a légué à M. Laugier. 



Cet hygromètre, suivant l'idée émise jadis par Le Roy, de Montpellier, et 

 appliquée depuis à la construction de divers instruments, conduit à la 

 connaissance de l'état hygrométrique de l'air, en faisant connaître à quel 

 degré la température de cet air doit être abaissée pour que la vapeur se 

 précipite. Il consiste principalement en un thermomètre métallique roulé 

 en spirale. Les éléments inégalement dilatables de cette courbe , sont des 

 lames de platine et d'or soudées ensemble. Le tout est renfermé dans une 

 très-mince boîte circulaire en platine, ayant sur le contour de sa face 

 supérieure un petit rebord qui fait de cette face un godet susceptible de 

 recevoir quelques gouttes de liquide. L'aiguille destinée à marquer la tem- 

 pérature est placée sous la boîte et reçoit son mouvement d'un axe qui 

 traverse le fond inférieur par son centre. Cette aiguille est double; l'une 

 des deux moitiés s'arrête subitement quand on touche certaine détente. 

 Ajoutons, pour compléter la description, qu'une très-petite ouverture 

 pratiquée sur le contour cylindrique de la boite en platine, permet de voir 

 à nu une des parties de la surface extérieure du thermomètre métallique. 



C'est à la surface de cette partie mise à nu, que se précipite l'humidité de 

 l'air, lorsque l'évaporation de quelques gouttes d'éther déposées sur le 

 couvercle de la mince boîte de platine, a suffisamment refroidi cette boîte 

 et conséquemment le thermomètre qu'elle renferme. D'après la disposition 

 adoptée par M. Savary, toutes les parties de son thermomètre métallique 

 doivent avoir à très-peu près la même température. Ainsi s'évanouit la 

 seule objection, quelque peu fondée, qui ait été faite contre les divers 

 moyens à l'aide desquels les physiciens ont essayé de réaliser la pensée de 

 Le Roy. 



Il n'est sans doute pas besoin de dire que l'hygromètre de M. Savary se 

 prête avec une égale facilité à l'observation de la précipitation de l'humidité 



