( 79^) 

 miner la température des muscles de la cuisse et des membres antérieurs 

 au moyen des aiguilles thermo-électriques et du multiplicateur, dont nous 

 avions antérieurement fait usage pour avoir la température des parties in- 

 térieures de l'homme et des animaux. Nous avions eu aussi la précaution 

 de nous mettre en garde contre les effets thermo-électriques provenant de 

 réchauffement des points de contact des aiguilles d'acier, avec le fil de même 

 métal qui sert à les unir. Bien que ces deux aiguilles et le fil soient de même 

 acier et de même diamètre, néanmoins l'identité n'est pas tellement parfaite, 

 surtout en raison du mode decommunication qui se fait par application simple 

 des métaux, qu'il n'en résulte des effets thermo-électriques, quand les deux 

 métaux en contact ont sensiblement la même température. Dès lors il faut 

 préserver ces derniers de l'influence du rayonnement extérieur au moyen 

 d'écrans convenablement placés. On doit, en ontre, avoir une autre 

 précaution que négligent quelquefois les expérimentateurs, c'est de s'as- 

 surer, par des expériences préalables, que les deux aiguilles ont exacte- 

 ment le même pouvoir thermo-électrique. Il suffit, pour cela, de mettre 

 chaque soudure clans la bouche d'une personne dont on a d'abord déter- 

 miné la température avec une grande exactitude. Si la température est la 

 même dans chacune d'elles, et que le pouvoir thermo-électrique de chaque 

 aiguille, formée, comme on sait, d'une partie fer et d'une partie cuivre, 

 l'aiguille aimantée reste à zéro; il n'en est pas de même si le pouvoir est 

 différent : il faut alors tenir compte de cette différence, en calculant et 

 comparant les résultats des expériences. 



«Par exemple, nous avons trouvé que deux aiguilles qui paraissaient 

 identiques, placées chacune dans la bouche d'une personne différente, les 

 deux bouches ayant la même température, on avait toujours une dévia- 

 tion de l'aiguille aimantée égale à 5°. Nous fûmes obligés, dans nos expé- 

 riences, défaire une correction relative au plus fort pouvoir thermo-éiec- 

 trique d'une des aiguilles. La différence dont il vient d'être question est 

 variable avec la température à laquelle on opère; mais on ne doit y avoir 

 égard que dans les circonstances où les températures diffèrent peu de celles 

 où l'on a opéré primitivement. On insiste beaucoup sur toutes les précau- 

 tions à prendre pour déterminer rigoureusement la température à l'aide 

 des appareils thermo-électriques, attendu que si on les néglige, on commet 

 des erreurs graves. Voici maintenant les résultats des expériences que nous 

 avons faites sur deux lapins. 



» Un premier lapin a été préparé comme il a été dit précédemment. Le 

 poil néanmoins n'avait pas été coupé très-ras, et la température de l'animal 



