lieber erdmagnetische Ablenkungsbeobachtungen. 



Von 

 Prof. Dl'. JErnst Leyst 



in Moscau. 



Seit dem Erscheinen des klassischen Werkes von C. F. Gauss 

 „Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revo- 

 cata" im Jahre 1832 werden absolute Messungen der Intensität des 

 Geomagnetismus ausgeführt und gegenwärtig, wo die Intensität und 

 ihre Componenten nach den Variations-Beobachtungen in den Mit- 

 telwerthen bis auf. 0,00001 mg. Va mm.— V2 sec— 1 oder 0,1 y pu- 

 bliciert werden, sind wir von dieser Genauigkeit in den absoluten 

 Messungen noch sehr weit entfernt. Ein geübter Beobachter führt 

 seine Bestimmungen der Horizontal-Intensität bis auf zbOjSy ^-us, 

 doch ein anderer Beobachter, nicht minder geübter, beobachtet mit 

 demselben Instrument auch wieder mit einer Sicherheit von -l-0,2y, 

 doch die Resultate beider gehen um mehr auseinander. Auch ein 

 und derselbe Beobachter braucht nur das Instrument von Neuem 

 aufzustellen oder nur einen andern Magneten von möglichst gleicher 

 Grösse und Form zu benutzen, so wird er wieder mit einer Ge- 

 nauigkeit von ±0,2 Y beobachten, aber der absolute Werth wird 

 bis auf 4з 0,2 Y nicht derselbe^ sein. Beobachtet derselbe geübte 

 Beobachter mit einem andern Instrument oder gar nach einer andern 

 Methode, so steigen diese Abweichungen der Resultate nach verschie- 

 denen Instrumenten und Methoden ganz unglaublich. In den Jahren 

 1883 bis 1894 hatte ich Gelegenheit mit sehr verschiedenen Instru- 

 menten absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität auszuführen 



