— 220 — 



Для разм'Ьшиван1я воды въ этомъ цилиндр* была пропущена 

 до дна стеклянная трубка, черезъ которую продувался воздухъ. 

 КромЪ того, въ цплиндр'Ь находился термометръ и температура 

 отечитывалась съ точностью до 0.1" передъ каждымъ изм-Ьрешемъ. 



Сосудъ для ртути Q, сообщавшшся посредствомъ толстост^ннаго 

 каучука съ бюреткой, помещался позади штатива и могъ быть 

 поднимасмъ па шнурк^Ь, перекинутомъ черезъ блокъ, и устанавли- 

 ваемъ на любой высот"*. Особый рычажокъ съ винтомъ давалъ 

 возможность делать очень точную установку уровня. Трубка 7-^ 

 была вместимостью несколько бол*е 25 ест., а каждый милли- 

 метръ высоты ея соотв*тствовалъ 0.035 ест. Вся бюретка была 

 точно прокалибрирована взв'Ьшиван1емъ ртути. Такъ какъ отсчи- 

 тывались десятыя доли миллиметра и наибольшая погрешность 

 отсчета равнялась 0.2 тт., то ошибка при измерен] и объема газа 

 не могла превышать 0.007 ест. При такомъ устройств* бюретки 

 возможно было брать изъ газометра любое количество газа, начи- 

 ная отъ долей 1 ест. и до 125 ест. Передъ каждой сер1ей опы- 

 товъ бюретка устанавливалась строго вертикально при помощи 

 отв*са. 



Трубка, ведущая отъ крана Н^, раздваивалась и одно отв*т- 

 влен1е — r^ вело къ насосу, другое — r^ — къ реакц1онному сосуду. 



Такъ какъ уголь для опытовъ долженъ былъ по возможности 

 полно освобождаться отъ газа, то вс* части прибора были по воз- 

 можности спаяны между собою. Но на пути отъ трубки г- къ 

 реакцюнному сосуду V необходимо было поместить ртутный 

 шлифъ F, такъ какъ реакц1онный сосудъ былъ ед*ланъ изъ 1енскаго 

 стекла, не спаивающагося съ обыкновеннымъ, въ виду большей 

 устойчивости этого стекла при нагр*ван1и. Этотъ шлифъ давалъ 

 также возможность несколько сдвигать сосудъ, не двигая всего 

 штатива. 



Для предохранешя отъ проникновен1я сл*довъ воздуха черезъ 

 кранъ H.J,, ведущш къ насосу, передъ нимъ былъ включенъ ртутный 

 запоръ S, какъ видно изъ рисунка. 



Реакц10нный сосудъ V былъ грушевидной формы и вм*щалъ 

 при первыхъ опытахъ около 150 ест., при посл*дующ0хъ 25 ест. 

 Для введен!я въ него угля онъ разрезался около Ь и потомъ опять 

 спаивался. Объемъ сосуда и соединительныхъ трубокъ определялся 

 посредствомъ измерешя давлен1я одного и того же количества 



