— 223 — 



Для первыхъ трехъ температурь служилъ термостатъ изъ па- 

 раффиноваго масла. Нагр-Ьваше производилось посредствомъ элек- 

 трическаго тока, который пропускался черезъ никкелиновую про- 

 волоку, намотанную на стеклянную спираль. Быстро вращающшся 

 стальной буравъ служилъ м'Ьшалкой. Включешемъ разныхъ со- 

 противленш можно было регулировать температуру съ точностью 

 до ^** (при 150** н-Ьсколько меньшею). Чтобъ избежать значи- 

 тельныхъ перегр'Ьванш, въ ц'Ьпь былъ включенъ автоматическш 

 прерыватель тока (посредствомъ ртутнаго контакта и электро- 

 магнита) ^). Но оказалось, что это приспособлеше не можетъ слу- 

 жить для точной установки температуры, такъ какъ изм-Ьнетя 

 объема ртути въ регулятор'Ь происходятъ слишкомъ медленно, бла- 

 годаря чему получаются ко лебашя температуры, достигаю щ1я 0.2'*. 



Въ опытахъ при О® реакционный сосудъ окружался чистымъ таю- 

 щимъ скЪто^йъ или же, когда опыты соединялись съ опред'Ьлетемъ 

 теплоты адсорпцш, пом-Ьщался во внутренн1й сосудъ ледяного кало- 

 риметра (см. ниже). 



Термостатомъ для низкихъ температурь служилъ большой по- 

 серебренный Дюаровсюй сосудъ (рис. 3), наполненный см-Ьсью 

 твердой углекислоты и 957о-го алкоголя, представляющей изъ себя 

 кашеобразную массу. Разм-Ьшиваше производилось большимъ сталь - 

 нымъ буравомъ ^), вставленнымъ довольно плотно въ медную трубку, 

 открытую внизу и снабженную сверху боковыми отверст1ями. При 

 быстромъ вращенш бурава awhcb засасывалась въ трубку снизу 

 и выливалась въ верхе1я отверст1я. Приблизительно черезъ ка- 

 ждые Va ч^с^ приходилось добавлять новыя порц1и твердой угле- 

 кислоты. ИзхМ-Ьретя температуры производились пентановымъ термо- 

 метромъ. Для температуры — 23.5** служилъ тотъ же термостатъ, но 

 вместо алкоголя бралась см-Ьсь 607о воды и 407о алкоголя (9 5% -го). 

 Колебан1я температуры не превышали 0.2**. Для опред'Ьлешя теп- 

 лоты адсорпц1и мы пользовались Бунзеновскимъ ледянымъ кало- 

 риметромъ въ-форм'Ь, изм-Ьненной ЗсЬиИег'омъ и Wartha ^). 



^) О s t w а 1 d - L u t h е г. Phisiko-chemische Messungen. Ill Aufl., S. 115. 

 (1910). 



2) Сравн. Plotnikoff, Z. phys. Chem. 63, 605 (1905). 



■*) OnucaHie см. Лугининъ. Onncaaie различи, метод, опред. теплотъ 

 гор-Ьшя органич. соедин. стр. 80. Кадориметръ былъ намъ любезно предоста- 

 вденъ А. Н. Щ у к а р е в ы M ъ изъ термохимической лабораторш В. Ф. Лу- 

 г ИНИН а. 



