- 105 — 



heit in seiner Ermittlung darbietet. Er teilt daher 

 die Resultate kritischer Betrachtungen der verschie- 

 denen Bestimmungsmethoden der Inklination, sowie 

 der Bemühungen zu deren Verbesserung mit. 



Zu den absoluten Messungen der Inklination haben 

 nur das Nadel-Inklinatorium und das Induktions-In- 

 klinatorium in solchem Umfange gedient, dass ein 

 bestimmteres Urteil über ihre Leistungsfähigkeit 

 möglich ist. 



Nach des Vortragenden langjährigen Erfahrungen 

 an Nadel-Inklinatorien bester Qualität und 

 sorgfältigster Behandlung, denen entsprechende Er- 

 fahrungen auch anderer Forscher zur Seite stehen, 

 ist es, wie im Detail nachgewiesen wird, nicht mög- 

 lich, mit einem solchen Instrument die Inklination 

 bis auf weniger + 1' absolut sicher zu bestimmen, 

 und selbst relative Werte der Inklination können 

 nicht von einem Jahr zum andern über diese Grenze 

 hinaus vergleichbar damit ermittelt werden. 



Dagegen kann das Induktions-Inklinato- 

 rium von Weber, wenn es in richtiger Weise be- 

 nutzt wird, nach des Vortragenden Mitteilungen nicht 

 bloss eine relative Sicherheit der einzelnen Messun- 

 gen der Inklination bis zu + 3", 5 oder + 0>e dar- 

 bieten, sondern es zeigen Beobachtungen mit ver- 

 schiedenen Instrumenten der Art durch ihre Über- 

 einstimmung auch eine absolute Genauigkeit der An- 

 gaben derselben bis auf mindestens 0',i Inklination an. 



Darnach erscheint der Schluss des Vortragenden 

 gerechtfertigt, dass die vollständige Ausschliessung 

 der Nadel - Inklinatorien und ihr Ersatz durch das 

 Induktions - Inklinatorium nur noch eine Frage der 

 Zeit sein könne. 



Unter den Variations - Instrumenten zur 

 Ermittelung der Variationen sei es direkt der In- 

 klination, sei es der davon abhängigen Verti- 



