118 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



et les efforts qu'on a faits dans les derniers temps pour 

 rendre cette exactitude plus grande et comparable à 

 celle des autres éléments magnétiques : la déclinaison 

 et l'intensité horizontale. 



Il démontre d'après les observations faites à diffé- 

 rents observatoires magnétiques et surtout celui de Pa- 

 wlowsk que pour les meilleures boussoles d'inclinaison 

 avec des aiguilles ni l'exactitude de l'inclinaison absolue 

 ni celle pour les valeurs relatives d'une époque à l'autre 

 ne surpasse + 1', pendant que les déterminations avec 

 l'inclinateur à induction de W. Weber, en suivant la 

 méthode d'observation indiquée par l'auteur en 1 881 , 

 peuvent atteindre une exactitude de + 3",5. 



Il en conclut que la complète exclusion des inclina- 

 teurs à aiguilles et leur remplacement par des inclina- 

 teurs à induction dans les observatoires magnétiques 

 devrait s'effectuer aussitôt que possible. 



A cette occasion un nouvel inclinateur à induction 

 construit dans l'atelier de M. le professeur Edelmann 

 à Munich (aussi présent à la séance) d'après des idées 

 communes de lui et de l'orateur est mis sous les yeux 

 de la section. Il est destiné à observer d'après la 

 méthode Nulle en employant au lieu des bobines circu- 

 laires de Weber un inducteur d'après le système des 

 électro-dynamos ; selon les essais préliminaires on peut 

 espérer d'atteindre là une exactitude de + 1 ". 



Parmi les instruments de variation, soit directement 

 de l'inclinaison soit seulement de l'intensité verticale, 

 dont la combinaison avec l'observation des variations de 

 l'intensité horizontale fournit également celles de l'in- 

 clinaison, M. Wild a trouvé que pour le moment ce 

 n'est que la balance de Lloyd avec compensation pour 



