(32) 



la lune, je les obtiens maintenant en trois minutes au plus, et quelque- 

 fois en soixante-quinze secondes. Pour éviter toute ombre de charlatanisme, 

 je répète ici ce que j'ai déjà dit en présentant à l'Académie la première co- 

 pie : la tache de Copernicus est photographiée, non de la lune direc- 

 tement, mais d'un dessin plus grand fait à la main sur un réseau micromé- 

 trique pour base. 



» Nouveau baromètre à balance. — Le baromètre est un instrument qui, 

 après les premiers perfectionnements qui suivirent bientôt sa découverte, est 

 resté jusqu'ici presque dans un état stationnaire. Les améliorations mo- 

 dernes se réduisent à une plus grande précision dans la lecture et à l'em- 

 ploi des grands tubes pour éviter les effets de capillarité. Tous les moyens 

 essayés pour rendre l'instrument graphique et à indications mécaniques 

 plus grandes qu'à l'ordinaire, en conservant toute leur exactitude, ont 

 échoué. De plus, il reste encore un instrument de construction délicate, 

 fragile et facile à se déranger. Si je ne me trompe, je viens de faire des essais 

 qui placeront les physiciens sur une route nouvelle dans la construction 

 de cet appareil, et on pourra faire disparaître la plupart des inconvénients 

 éniunérés ci-devant. 



i> Le fait qui m'y a conduit est très-simple. Supposez que nous ayons un 

 baromètre à cuvette dont le tube ait un diamètre assez grand (par exemple 

 1 5 millimètres), que la cuvette soit placée sur une table, et que le tube cy- 

 lindrique soit disposéde manière à pou voir être élevé en le prenant à la main : 

 on peut se demander quel sera l'effort nécessaire pour soulever ce tube. Le 

 fait et le raisonnement prouvent qu'il faudra exactement faire un effort égal à 

 celui qui est exercé par l'atmosphère sur le mercure de l'instrument, c'est-à- 

 dire qu'il faudra soulever le poids du mercure renfermé dans ce tube. Voici 

 donc une manière très-simple de peser réellement la pression de l'atmosphère 

 qui consiste à attacher le baromètre à un des plateaux d'une balance et à pla- 

 cer des poids dans l'autre; et il est évident que, à tout changement de pres- 

 sion, il faudra faire une correspondante variation dans les poids du second 

 plateau. Il va sans dire que lorsqu'on veut obtenirla valeur delà pression 

 absolue sur l'unité de surface, il faudra tenir compte du poids du tube, de 

 la portion de poids que perd la portion immergée dans le mercure, et surtout 

 de la section intérieure du tube. Mais la nécessité de connaître le diamètre 

 intérieur du tube, qui paraît au premier abord un inconvénient, est 

 au contraire un avantage immense dans la construction actuelle; car en 

 augmentant la section de ce tube on peut accroître autant qu'on veut 

 la force qui agit sur l'instrument. Supposons un tube dont la section soit 



