( 33) 

 lo centimètres carrés et que la pression varie de i centimètre |de hau- 

 teur; le poids total à ajouter au second plateau sera de lo centimètres cubes 

 de mercure, c'est-à-dire 1 35 grammes, tandis qu'il serait seulement iS^^Ssi 

 le tube avait une section de i centimètre carré. On verra donc l'avantage 

 qu'on peut tirer de cela pour la sensibilité de l'instrument. 



)) Cela bien compris, voici la nouvelle construction de l'appareil : elle 

 consiste simplement à attacher le tube barométrique librement au bras d'un 

 levier quelconque, comme une balance, une romaine, ou autre machine à 

 peser ; mais, pour se débarrasser du trouble de peser chaque fois à chaque 

 observation, surtout pour les observations différentielles, on pourra attacher 

 au levier une aiguille plus ou moins longue qui, se mouvant sur une échelle 

 graduée, donnera à l'œil très-facilement les variations de pression. J'en ai 

 fait construire un à l'Observatoire dont le tube a 1 5 millimètres de diamètre ; 

 c'est une espèce de balance romaine, au bras court de laquelle est suspendu 

 le tube, et qui est balancé de l'autre côté par un contre-poids : inie longue 

 lame de verre servait d'abord d'index, mais plus tard j'ai fixé au-dessus du 

 couteau de suspension un miroir dans lequel je regarde l'image d'ime 

 échelle graduée placée à distance. La variation d'un dixième de ligne est 

 accusée par 'un mouvement de l'image de six lignes, et on pourrait faire 

 encore davantage. 



» Voici deux mots sur les avantages que parait promettre la nouvelle con- 

 struction. 



» 1°. Puisque la pression est. pesée et non mesurée parla hauteur de la co- 

 lonne mercurielle, on pourra faire le tube d'une matière quelconque et sur- 

 tout en fer, qui ne s'amalgame pas : l'instrument ne sera donc plus si fra- 

 gile qu'il l'a été jusqu'ici, et si on veut retenir leverre on pourra employer 

 toute sorte de tubes, pourvu seulement que leur diamètre soit constant dans 

 l'espace de l'excursion barométrique. 



» 1°. Comme en augmentant la section du tube on augmente la force et le 

 poids, on pourra donc employer ce poids comme une force motrice pour 

 mouvoir un crayon attaché au bras du levier, et ainsi faire marquer ses va- 

 riations sur un papier en mouvement, sans aucune difficulté, car le frotte- 

 ment résistant peut être yaincu par l'excès de la force motrice, 



» 3°. Il est clair que, à l'aide de leviers et engrenages, on pourra, sans 

 inconvénients, sans nuire à la précision nécessaire, augmenter l'échelle 

 des observations : un tube même de baromètre ordinaire à 5 millimètres 

 de diamètre, attaché à un rouage délicat de montre ordinaire, a produit des 

 effets très-grands et parfaitement sîirs. Mais pour les observations exactes 

 l'usage du miroir sera toujours préférable. 



