( ,5o ) 

 effet inverse est produit par la lentille stéréoscopique que l'on peut consi- 

 dérer comme un assemblage de prismes accolés par leur sommet. 



» Dans le grand nombre d'observateurs que j'ai eu l'occasion de rencon- 

 trer, quelques-uns ne voient .pas immédiatement le relief des images sté- 

 réoscopiques; cela tient à ce que les unssont presbytes et les autres myopes ; 

 dans ces deux cas, la convergence des yeux est différente»; en g'énéral, le 

 myope' voit à quelques centimètres de distance et le presbyte à un demi- 

 mètre; alors la convergence des deux images par les prismes sera trop 

 grande pour les uns, trop petite pour les autres, les yeux mettront un cer- 

 tain temps pour arriver à la superposition et au relief. L'effort produit tendra 

 à écarter ou à faire converger les images suivant que la réfraction par le 

 prisme est trop forte ou trop faible. 



>' Pour obvier à cet inconvénient, j'ai construit un stéréoscope dont les 

 prismes réfringents sont variables de zéro à 24 degrés par le jeu d'un bouton 

 agissant sur un pignon, qui s'engrène lui-même dans quatre roues dont 

 chacune porte un prisme de 1 2 degrés ; chaque prisme peut tourner sur lui- 

 même dans son propre plan, de manière adonner tous les angles de o à 24 

 degrés, ainsi que cela a lieu dans le diasparomètre de Rochon ; on peut 

 donc, par cette combinaison, avoir des stéréoscopes applicables à toutes les 

 vues, quelle que soit la divergence ou la convergence des yeux ; une divi- 

 sion indique l'angle des prismes. » 



GÉODÉSIE. — appareil construit pour les opérations au moyen desquelles on 

 prolongera dans toute l'étendue de [Espagne le réseau trigononiétrique qui 

 couvre la France. (Note de M. Brunnek.) 



« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie lui appareil que MM. Soriauo, 

 Ibanez et Saavedra, officiers espagnols, m'ont commandé pour leur gou- 

 vernement, dans le but de mesurer des bases géodésiques avec des micro- 

 scopes. 



» Il se compose de deux règles, eu platine et en cuivre, ayant 4 mètres 

 de longueur, o'",oai de largeur et o™,oo5 d'épaisseur, et formant par 

 leur superposition un thermomètre métallique. Ces règles reposent sur 

 quatorze systèmes de coussinets, formés chacun de six cylindres qui les 

 maintiennent en ligne droite ; les coussinets sont fixés à un banc de fer en 

 forme de T. Les règles sont divisées dans toute leur longueur de centimètre 

 en centimètre, et à chacune des deux extrémités 6 centimètres sont divisés 

 en dixièmes de millimètre. La lecture se fait à l'aide de deux microscopes 



